18 LES MÉTHODES DE FEDOROW 



parallèle à la section principale horizontale d'un nicol, on 

 tourne la plaque de quartz dans son propre plan jusqu'à ce 

 qu'elle soit éteinte et que cette extinction persiste par rotation 

 de l'axe du compensateur, puis plaçant celui-ci à 45°, soit dans 

 la gaîne, soit sur la platine, on vérifiera que le plan trouvé 

 contient bien l'axe optique, dont l'inclinaison sur la normale à 

 la plaque sera déterminée du même coup. 



Il faut alors vérifier la position de l'index du demi-cercle ; 

 pour cela le compensateur étant introduit dans le tube du mi- 

 croscope, on enlève l'analyseur et l'oculaire, puis on supprime 

 l'éclairage. En inclinant plus ou moins la plaque autour de 

 l'axe du compensateur, on produit l'autocoUimatiou, c'est-à- 

 dire que Ton doit voir l'image de la pupille de l'œil par réflexion 

 sur la plaque de quartz ; l'index est alors au vrai. Pour ob- 

 server plus nettement le phénomène, on place entre l'œil et le 

 tube du microscope une feuille de papier blanc éclairée latéra- 

 lement par-dessous, et percée d'un trou par lequel on regarde 

 l'image réfléchie. 



Pour établir la graduation de l'appareil, on détermine l'in- 

 clinaison qui correspond à l'apparition du violet teinte sensible. 

 Comme on connaît également celle pour laquelle l'axe optique 

 coïncide avec l'axe du microscope, on a donc deux points de la 

 courbe des retards, l'un R = pour une certaine division 

 déterminée, l'autre R = 589 jj.>j,, pour une autre division du 

 cercle du compensateur. Pour trouver les points intermédiaires 

 de la courbe, Nikitin calcule par une formule appropriée 



^ sin^ («jo — J) , 



R — ^ T {ng — np) 



cos J 



oïl R représente le retard correspondant à une inclinaison J, 

 'So l'inclinaison de l'axe optique, rig — Up la biréfringence du 

 quartz (toutes les inclinaisons étant corrigées de la réfraction^ 



Pour compenser maintenant la section étudiée, on tournera 

 l'axe du compensateur jusqu'à obscurité, la division lue sur le 

 limbe nous donnera directement R, à l'aide de la courbe ou 

 d'une table calculée par interpolation. 



b ) Mesure de V épaisseur. 



Plaçons une cassure ou un clivage parallèle au til vertical du 

 réticule, en prenant un objectif un peu plus fort qu'à l'ordinaire 



