LES METHODES DE FEDOROW 



Platine à trois axes 



Un anneau extérieur horizontal est mobile par rotation 

 autour d'un axe horizontal J compris dans son plan, et passant 

 par son centre, il porte latéralement un vernier. Intérieurement 

 se trouve un second anneau, horizontal également, au pourtour 

 divisé, mobile dans l'intérieur du précédent, et supportant les 

 tourillons d'un axe horizontal H, qui peut être placé perpendi- 

 culairement ou parallèlement à J. L'axe vertical autour duquel 

 s'effectue ce mouvement est désigné par M. Il n'est utilisé que 

 dans le réglage, en vue de la mesure des inclinaisons, et dans 

 certains cas particuliers. 



Un disque central peut être incliné par rotation autour de H, 

 ses inclinaisons peuvent être mesurées par deux procédés : 



1° Au moyen d'arcs de cercle fixés sur l'anneau extérieur 

 dans un plan perpendiculaire à H. 



2° Au moyen du limbe de J, après avoir, par rotation de ^I, 

 amené H parallèle à J. 



A l'intérieur du disque de H se trouve encore un anneau 

 portant le verre central, mobile autour d'un axe N. perpendi- 

 culaire au plan du disque, et dont les rotations peuvent être 

 déterminées grâce aux divisions tracées sur ce dernier. 



Au milieu du verre se trouve gravée une croix, dont le centre 

 doit coïncider avec l'intersection commune de J, H, N et M, 

 ou ne se trouver qu'à une très faible distance au-dessous. 



Réglage de la platine 



Les axes H et J doivent être placés perpendiculaires entre 

 eux, et l'on doit déterminer les zéros exacts des limbes, soit : 



1" Le zéro du limbe de la platine du microscope, pour la 

 position de J parallèle à la section horizontale de l'un des niçois. 



Le zéro du limbe de J, correspondant au moment oii, pour 

 une inclinaison nulle autour de H, le plan du disque de verre 

 est normal à l'axe du microscope. 



Nous exposerons tout d'abord les procédés employés autre- 

 fois. 



Le microscope étant réglé, plaçons d'abord le disque central 



