LE RAYONNEMENT PÉNÉTRANT A LA SURFACE DE LA TERRE 121 



rinstallatioii des appareils. Je me suis servi comme instru- 

 ments, soit de l'appareil spécialement construit dans ce but 

 parM. Wulf \ soit d'un appareil qui se compose d'une chambre 

 d'ionisation d'une capacité de 20 litres et située sur un électro- 

 mètre de Wulf. Les parois de la chambre étaient formées par 

 du zinc en feuilles des plus minces. 



Chaque mesure durait une à deux heures. Les moyennes de 

 deux mesures successives ditïeraient quelquefois de 10 à 20 ^/o. 

 Les résultats d'une série de mesures oscillaient autour d'une 

 moyenne commune à tous ; la moyenne de deux jours successifs 

 même très difterents au point de vue météorologique, ne s'écar- 

 tait de la moyenne commune que de 1 à 3 ^o ; ces variations 

 s'expliquent bien par les inexactitudes inévitables des mesures. 

 Cette constatation nous fait soupçonner que les ditierences 

 trouvées ne sont pas dues à la variation de la radiation péné- 

 trante, mais plutôt à des circonstances accidentelles. 



Knoll - a démontré que les gros ions sont d'une certaine 

 importance pour la conductibilité d'un gaz enfermé dans un 

 vase clos. Mais la proportion des deux sortes d'ions peut dépen- 

 dre du hasard, par exemple des chocs qui déplacent la poussière 

 déposée sur les parois du vase. La température et le degré 

 d'humidité à l'intérieur du vase joue un grand rôle. Les rayons 

 solaires qui tombent sur les parois de l'électromètre changent 

 non seulement la position des fils de quartz, mais aussi font 

 varier la conductibilité du gaz en causant la chute des parti- 

 cules de poussière qui se détachent des parois. C'est pourquoi, 

 j'ai soigneusement abrité l'appareil des rayons solaires, soit au 

 moyen de rideaux, soit en le plaçant à l'ombre d'un bâtiment ; 

 pour les mêmes raisons lorsqu'il fut nécessaire de déplacer 

 l'installation, je n'ai commencé les nouvelles observations 

 qu'une heure après avoir réinstallé l'appareil. 



La quantité d'émanation contenue dans la chambre d'ionisa- 

 tion a une importance considérable ; si l'appareil a été rempli 

 en plein air, d'air frais, la vitesse de la déperdition monte de 

 50 7o <^t ne retombe qu'après quelques jours à la valeur nor- 



' Th. Wulf, Physik. Z. X, 152, 1909. 



- H. Knoll, n'ien. Sitzber. 115, 2 a, 164, 1906. 



Archives, t. XXXIV. - Août 1912. 9 



