DE l'anhydride SULFUREUX, ETC. 133 



plus d'agitateurs de Kueiien coustitués par deux morceaux de 

 û\ de fer doux qui au moyeu d'un électro-aimant manœuvré 

 depuis l'extérieur produisaient l'agitation du tiuide (Hg. 2, 

 pi. IV). Nous avons pris la précaution d'agiter le fluide, car au 

 voisinage du point critique (qui est la région oii nous nous 

 proposions d'expérimenter) la pesanteur joue un rôle qui n'est 

 pas négligeable comme les beaux travaux de M. Gouy l'ont bril- 

 lamment démontré, l'agitation en outre favorise la vaporisation 

 qui semble devenir de plus en plus difficile à mesure que la 

 température s'élève. En ce qui concerne les retards de vapo- 

 risation, rappelons qu'on recommande généralement de faire les 

 mesures des densités à température descendante justement 

 pour éviter cette cause d'erreur, nous ferons remarquer que 

 cette manière de faire ne semble pas trop recommandable au 

 voisinage du point critique, car en raison des densités des deux 

 phases très voisines, dans cette région, des bulles liquides peu- 

 vent rester en suspension dans la phase gazeuse et des bulles 

 gazeuses dans la phase liquide et ne se résoudre ou se déposer 

 qu'au bout d'un temps qui pourrait être très long. 



En outre les parois de l'étuve peuvent rester un cei'tain temps 

 surchauffées et être ainsi une autre source d'erreur. L'emploi 

 des agitateurs permet les mesures à température montante, 

 car l'agitation, qui détruit l'effet de la pesanteur effectuée dans 

 certaines conditions ^ favorise aussi la vaporisation. 



En résumé, après avoir essayé un grand nombre de méthodes 

 opératoires nous avons trouvé que les meilleurs résultats s'ob- 

 tenaient à température montante et 'par agitation de la phase 

 liquide seulement. Dans ces conditions et au bout d'un temps 

 qui est une certaine fonction croissante de la température ou 



^ L'agitation du fluide ne doit pas être effectuée au hasard, mais 

 méthodiquement, il faut en premier lieu éviter d'agiter le liquide et le 

 gaz à la fois, car, en agissant ainsi, on peut aider à la formation de 

 vésicules d'autant plus facilement que la température s'approche de T^ 



La méthode à suivre est d'agiter le liquide seulement très soigneu- 

 sement dans le but d'uniformiser sa densité qui tend à être plus forte 

 vers le bas (action de la pesanteur), puis il faut faire sortir l'agitateur 

 de 4 à 5 mm. de la phase liquide dans celle gazeuse une dizaine de 

 fois dans le but d'activer les échanges entre les deux phases. 



