DANS LES SOLUTIONS DE BENZÈNE 217 



l'eau, entre électrodes d'aluminium. La forme du déchargeur, 

 construit par le mécanicien de l'Institut, d'après les données 

 de M. D"" Ciechomski est représentée par la tig. 1. A l'intérieur 

 de deux tubes en laiton C sont fixés les isolateurs de porcelaine 

 qui contiennent les électrodes d'aluminium. L'étanchéité est 

 assurée par de la toile isolante qui ne permet l'introduction des 

 électrodes qu'à frottement très dur. Les tubes a servent à renou- 

 veler l'eau qui s'échauffe et se trouble très rapidement. En hh 

 se trouvent deux plaques, l'une en quartz, l'autre en verre, 

 fixées au moyen de deux montures en laiton. Grâce à ce dispo- 

 sitif, la couche d'eau est si mince que la diminution d'intensité 

 de la source par absorption dans l'eau troublée est pratique- 

 ment imperceptible. 



Parallèlement à la décharge dans l'eau et à une distance 

 explosive variable dans l'air est associée une batterie de conden- 

 sateurs que charge une grosse bobine d'induction, système 

 Klingelfuss, de 80 cm. de distance explosive. La batterie se 

 compose de dix condensateurs en série du système Moscicki 

 dont le fonctionnement a toujours été parfait. Le rendement du 

 modèle spécial pour télégraphie sans fil permet d'augmenter 

 sans danger, de 5 cm. la distance explosive dans l'eau et d'ob- 

 tenir ainsi une source lumineuse très intense. Dans notre dispo- 

 sitif expérimental nous avons pu réduire à 5 ou 15 secondes le 

 temps d'exposition pour obtenir un spectre continu jusqu'à 

 2l4{j.[x. En général, dans les mesures d'absorption, le temps 

 d'exposition était un peu plus long; nous l'indiquons en parlant 

 de chacune de nos recherches. 



Pour l'étude des spectres d'absorption, nous disposions d'un 

 vase d'absorption en quartz d'après le prof. Dhéré, mais ne 

 pouvant être utilisé qu'à la température ordinaire. Pour les 

 basses températures, nous nous sommes servis d'une cuve en 

 quartz à deux faces planes parallèles qui fournissait une épais- 

 seur de liquide d'environ 2 mm. La cuve remplie de la solution 

 à étudier plongeait dans un vase de Dewar en quartz remplie 

 aux V, d'air liquide. Ce vase, de la forme indiquée par la fig. 2, 

 est cylindrique; sur ses côtés sont soudées 4 plaques planes. 



Pour éviter tout ébranlement, le spectrographe est fixé sur 

 une table solide. Le déchargeur, le vase d'absorption et les 



