258 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 



tuées directement sur la mire à des températures comprises entre 

 4° et 25°, qui ont donné une dilatation de 2,9{j. par mètre et paf 

 deg-ré. 



I)ans ces conditions, il est nécessaire de tenir compte des varia- 

 tions assez errandes de température qui se présentent au cours des 

 observations sur le terrain; mais il suffit d'une mesure assez g-ros- 

 sière de la température (à 1° près) pour établir la correction de di- 

 latation avec toute la précision désirable. J'ajouterai que des com- 

 paraisons, elïectuées à différentes reprises depuis neuf mois, n'ont 

 révélé aucun chanjofement notable dans la long-ueur des rubans. 



Un appareil destiné à des mesures en campagne doit être mis 

 à l'épreuve non seulement au laboratoire mais sur le terrrain. Le 

 Bureau topographique fédéral a bien voulu faire l'essai de cette 

 mire dans un nivellement exécuté ce printemps par M. l'ingénieur 

 R. Gassmann, entre Bulle et Vevey. Dans son rapport, M. Gass- 

 mann constate que l'appareil s'est bien comporté. Il m'écrivait à 

 ce sujet de Vevey que s'il avait disposé d'une deuxième mire en 

 invar, il aurait abandonné ses anciennes mires pour achever sa 

 campagne avec les nouvelles. 



M. Auei-uste PiccARD (Zurich) démontre un manomètre de 

 grande sensibilité ^ 



L'appareil est basé sur le principe du tube en U contenant au 

 milieu une colonne d'eau. Avec cette forme primitive on devrait, 

 pour déterminer la variation de pression à l'un des deux bouts du 

 tube, mesurer la variation de la différence de niveau des deux 

 ménisques. Le premier perfectionnement (apporté par Olivier à 

 l'occasion de mesures magnétiques au simple tube en U inauguré 

 par Ouincke dans ce genre de recherches) consiste à faire com- 

 muniquer l'un des bouts du tube (celui de gauche dans notre 

 figure) avec l'eau contenue dans un récipient à g-rande surface. Ce 

 réciy)ient peut être déplacé dans le sens vertical à l'aide d'une vis 

 micrométrique. Le petit ménisque (dans le tube de droite) est 

 pointé par un microscope. C'est sur ce petit ménisque que l'on 

 fait ag^ir la pression que l'on veut mesurer (ou le champ magné- 

 tique dont on veut étudier l'eft'et sur le liquide). On observe tout 

 d'abord au microscope un dénivellement du ménisque, mais 

 au lieu de le uiesuiei- l'on agit sur lavis micrométrique de façon 

 à déj)lacer le grand inéiiis(jue jusqu'à ce (jue le petit ménisque 

 revienne à sa position primitive. C'est ainsi la vis micrométrique 

 qui détermine la pression à mesurer. L'appareil serait excellent si 

 le petit ménisque ne présentait pas de frottements irrég-uliers sur 



' Ce tube avait déjà fait ses preuves quand parut un travail de 

 M. Sève (Thèse, Paris 1912) décrivant un appareil analogue. 



