SOCIETE SUISSE DE PHYSIQUE 



259 



les parois du tube. On a en effet souvent l'impression que le 

 ménisque reste accroché au tube. Ces frottements produisent en 

 g-énéral des causes d'erreurs considérables. L'on peut s'en libéi-er 

 complètement en assurant au nièn\s,(\ue et au tnhe une propreté 

 parfaite. Cela se fait aisément en employant le tube démontré en 

 séance (fig*. <). Le tube de droite débouche dans un petit g-lobe de 

 verre qui communique d'une part au moyen du robinet A avec le 

 récipient dont on veut mesurer la variation de pression, et d'autre 

 part au moyen du robinet B avec un tube descendant. 



- Cl 



Fig. 1 



Avant de se servir du manomètre, on ferme A, ouvre B, puis 

 on fait circuler un mélang'e chaud de bichromate de potasse et 

 d'acide sulfurique à travers tout le tube dans la direction de gau- 

 che à droite, le tube vertical à partir de B faisant siphon aspira- 

 teur. Puis on remplace l'acide chromique peu à peu par de l'eau 

 absolument pure (^ne contenant surtout pas trace de g-raisse), en 

 ayant soin de ne jamais laisser pénétrer de l'air dans le tube. Si 

 l'on veut commencer maintenant les lectures, il suffit de fermer 

 B et d'ouvrir A. On voit qu'on se sert maintenant d'un ménisque 

 qui vient de déborder dans toutes les directions et qui par ce fait 

 est absolument pur. M. Piccard remercie M. Ghappuis auquel il 

 doit l'idée de cet étalement quasi infini. Il faut encore avoir soin 

 de ne laisser pénétrer par A que de Tair filtré et saturé d'humidité. 

 Dans ces conditions le ménisque g"arde ses excellentes qualités 

 pendant très long-temps, et si jamais il devient suspect, il suffit de 

 fermer A et d'ouvrir B un petit instant, ce qui rajeunit le ménis- 



