RECHERCHES 



SUR LE 



mmmm mînm un immnîm 



PAR 



A. GOCKEL 



Professeur à Friboni-g 



Pour les recherches que je vais décrire on a apporté quelques 

 modifications à l'appareil mentionné dans un mémoire précé- 

 dent \ Pour exclure les rayons [3 les parois de zinc très minces 

 ont été remplacées par d'autres de S""" d'épaisseur. La mise au 

 point de l'échelle se faisait à l'appareil original de M. Wulf par 

 un déplacement de l'oculaire du microscope. Ce dispositif com- 

 portait le désavantage que chaque déplacement changeait 

 l'agrandissement et la valeur de l'échelle. 



Sur la proposition de M. V.F. Hess la mise au point se fait main- 

 tenant par le déplacement d'une lentille négativeintercalée dans 

 l'oculaire, ce qui ne change pas l'agrandissement d'une manière 

 appréciable. La capacité électrique de l'instrument est de 

 1,05 cm., et le volume de 2002 cm^; par conséquent une perte 

 de charge de 1 volt par heure correspond à, un courant de 

 4,86 X 10 -10 E. S. E. Une division de l'échelle correspond 

 à 1,5 volt. Le dispositif imaginé par M. Wulf" permettait de 

 contrôler l'isolation, dont le bon fonctionnement était assuré 

 par la fermeture hermétique de l'appareil. 



Si l'appareil était placé sur un trépied dans mon jardin à 

 Fribourg la dispersion dans la chambre d'ionisation était au 

 moyen de 19,4 volts par heure, correspondant à un courant de 



^ Archives, XXXIY, p. 120. 1912. — Jahrhuch fur Badioaktivitàt. Bd. 

 IX, p. 1. 1912. 



- Th. Wulf. Physik. Zeitschrift, X, p. 152. 1909. 



