434 ANALYSE DES MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 



Cet appareil se compose en principe, d'une lunette munie à 

 l'une des extrémités d'une fente réglable par laquelle la lumière 

 pénètre dans Tinstrument. Une lentille amène le rayon lumi- 

 neux sur un prisme d'Amici, et l'œil observe à l'aide de l'ocu- 

 laire le spectre solaire continu. Un second tube, accolé à la 

 lunette principale, porte une division en longueurs d'ondes. 

 Il s'agit, en effet, dans la méthode de Formanek, non pas seu- 

 lement de déterminer la forme du spectre, mais il faut encore 

 mesurer et situer la position des bandes d'absorption observées. 

 Ceci est très important, car la dispersion d'un prisme pouvant 

 varier d'un instrument à un autre, par suite de la qualité du 

 verre, il est essentiel de trouver une modalité de mesure abso- 

 lument indépendante de l'instrument employé. On arrive à ce 

 résultat en notant les longueurs d'ondes qui sont directement 

 données en multiples, par l'échelle graduée visible du spectros- 

 cope, l'étendue du spectre n'étant pas suffisamment grande 

 pour une division plus fine. 



Certains constructeurs de grands spectroscopes (Hilger, à 

 Londres) ont réussi, tout récemment, à munir leurs appareils 

 d'une vis micrométrique, donnant directement les longueurs 

 d'ondes; il en est de même du spectroscope de MM. Lœwe et 

 Formanek (chez Zeiss). 



Pour procéder à l'analyse d'un colorant soluble dans l'eau, 

 on examinera le spectre fourni par une dissolution très étendue 

 (1 60 000" et même 1/120 000"). On a autrefois employé des 

 solutions beaucoup trop concentrées pour obtenir des résultats 

 utilisables, et Formanek a eu le mérite, en réduisant la concen- 

 tration, de montrer que les bandes, beaucoup trop larges pré- 

 cédemment, se rétrécissent et quelquefois se dédoublent en 

 sorte que l'on obtient, en diluant d'une façon judicieuse, des 

 bandes suffisamment étroites et nettes, susceptibles d'être 

 mesurées avec exactitude. Mais la position des bandes varie 

 avec le solvant employé, il faut donc préciser exactement dans 

 quelle solution l'observation a été faite. La concentration à 



vaut environ 100 francs, tandis que les grands spectroscopes, propres 

 aux analyses purement scientifiques, dont les prix varient de 300 à 

 1000 francs, se trouvent chez Zeiss (léna); Heele (Berlin); Schmidt et 

 Haensch (Berlin); Kruss (Hambourg); Hilger (Londres), etc. 



