526 LA SUSCEPTIBILITÉ INITIALE DU NICKEL 



Le refroidissement de ce corps de grandes dimensions n'est 

 pas chose très facile; il faut d'abord un cryostat de dimensions 

 un peu inusitées, comparable aux plus grands des cryostats 

 destinés aux recherches sur les équations d'état \ et d'autre 

 part, comme il y a au total environ 3 kg. de métal, la capacité 



calorifique à elle seule représente une 

 quantité considérable de gaz vaporisé. 

 Le cryostat (fig. 1) est un verre vacuum 

 argenté A, fermé par un couvercle 

 d'argentan B, ce couvercle appuie sur 

 le bord du verre par l'intermédiaire 

 d'un anneau de bois C et d'un autre 

 de caoutchouc D pour répartir régu- 

 lièrement la charge qui dépasse 100 kg. 

 lorsqu'on fait le vide. A l'intérieur du 

 couvercle est suspendu par trois cor- 

 delettes de soie E, un récipient cylin- 

 drique d'argentan très mince R, au 

 fond duquel repose le tore T ; ce réci- 

 pient est destiné, en recevant le liquide 

 réfrigérant, à empêchei* que celui-ci 

 n'arrive au contact des parois de verre, 

 et à diminuer par là les chances de 

 bris. Le couvercle est traversé, outre 

 les deux tubulures habituelles d'in- 

 réfrigérant et d'évacuation de sa va- 

 par une troisième F, pénétrant jusqu'au fond 

 du pot d'argentan ; cette dernière a été utilisée lorsqu'on a dû 

 travailler avec un bain d'hydrogène ; pour économiser ce gaz, 

 nous refroidissions d'abord avec de l'air liquide puis l'excédent 

 de celui-ci était siphonné par la tubulure F et ensuite seule- 

 ment on versait l'hydrogène liquéfié. Les deux paires de con- 

 ducteurs primaire et secondaire pénétrent également à travers 

 le couvercle (l'une est visible en M). Comme on ne peut obser- 

 ver directement le niveau du liquide, on le fait à l'aide d'un 



Fig. 1 



troduction du 

 peur L et G, 



liquide 



' Voir H. Kamerlingh Onnes. Methods and apparatus used in tlie 

 cryogénie laboratory. Comni. Leiden, N" 94 d et suiv. 



