AUX TRÈS BASSES TEMPERATURES 527 



flotteur N, petite boule de verre à parois suffisamment légères 

 pour flotter sur l'hydrogène liquide, surmontée d'une longue 

 tige dont on aperçoit l'extrémité supérieure P dans un tube de 

 verre Q, mastiqué hermétiquement au couvercle. Tout le 

 cryostat est protégé enfin par une enveloppe d'air liquide con- 

 tenue dans un second verre vacuum de grande dimension U. 



§ 3. Précision, co7'rections et contrôles. La lecture des élon gâ- 

 tions du galvanomètre, eftectuée par trait lumineux sur échelle 

 mate, permettait avec un peu de peine l'appréciation de 0,1 ram.; 

 pour des élongations de l'ordre moyen de 150 mm. cela donne 

 une précision limite de 0.1 '^ o- L'ampèremètre donnait une pré- 

 cision du même ordre ; les résultats relatifs peuvent donc être 

 envisagés comme certains à 0,2 " o près en moyenne. On a véri- 

 fié la proportionnalité et la symétrie des déviations du galvano- 

 mètre et on a apporté les corrections nécessaires aux données 

 de l'ampèremètre par comparaison avec un instrument plus 

 précis. Le même ampèremètre a servi pour l'aimantation et 

 l'étalonnement. Pour l'aimantation, il était dépourvu de shunt 

 et indiquait des courants de à 0,00300 amp. Pour l'étalonne- 

 ment, on ajoutait un shunt portant la limite à 3 amp. Les 

 élongations (corrigées) qu'on trouvera dans les tableaux numé- 

 riques sont des moyennes de cycles de lectures obtenues par 

 combinaisons méthodiquement croisées de renversements du 

 circuit primaire et du circuit galvanométrique. 



Nous avons vu que l'influence électromagnétique des résis- 

 tances sur l'ampèremètre est éliminée. Quelques essais dirigés 

 dans ce sens ont montré que l'action inductive du solénoïde 

 dans les spires secondaires du tore pouvait influencer l'étalcn- 

 nement; il a suffi pour annuler cet eflet de s'astreiîidre à faire 

 couper toujours l'axe du tore par celui du solénoïde, l'action 

 inductive se partage alors en deux composantes égales et de 

 signes contraires. 



Le champ d'aimantation a été toujours inférieur à 0,09 gauss 

 c'est-à-dire moins de la moitié du champ terrestre et en 

 moyenne notablement plus faible encore. En laissant le tore 

 dans le champ terrestre, la commutation du courant magnéti- 

 sant fait donc osciller l'aimantation non pas entre deux valeurs 



