542 LE FROTTEMENT INTERIEUR DES SOLIDES 



précaution de recuire les fils généralement dans l'appareil (lig. 1 

 ou 6') et avec la charge qu'Us devaient supporte^^ au cours des 

 expériences. 



M. le D"^ G. Baume a bien voulu se charger également 

 d'effectuer quelques essais micrométallographiques, qui n'ont 

 révélé, après le recuit, aucune différence de structure entre la 

 partie centrale et la partie périphérique de la section du til ^ 



Ces précautions sont indispensables dans les essais de ce 

 genre; il n'était pas, je pense, inutile de les rappeler. 



A. Les températures élevées (Expéjnences effectuées en col- 

 laboration avec AI M. S. Mintz et Ed. Bercliten). — \j' appareil, 

 représenté tig. 1, est en principe très simple. Le système oscil- 

 lant comprend le lil d'expérience; un anneau A de moment 



d'inertie convenable; un miroir M pour 

 l'observation ou l'enregistrement des am- 

 plitudes. 



Le lancement s'effectue au moyen d'un 

 électro-aimant extérieur agissant sur deux 

 petites goupilles de fer doux placées dans 

 l'anneau même. 



Une spirale bifilaire parcourue par un 

 courant électrique est enroulée sur un 

 tube de cuivre dont elle est isolée par une 

 couche d'amiante. Elle permet de créer 

 autour du til une enceinte dont la tempé- 

 rature peut dépasser 400°. Deux tils de 

 platine placés symétriquement à gauche 

 et à droite du fil d'expérience permet- 

 taient la détermination de la température 

 par une mesure de résistance. Enfin, un 

 manchon rempli de kieselguhr NNNN 

 constituait une enveloppe calorifuge, et deux refroidisseurs rem- 

 plis d'eau R, R empêchaient la chaleur de se communiquer à la 

 partie supérieure et inférieure de l'appareil. 



Fi-. 1 



' Ces déterminations ont été effectuées sur un fil de cuivre, 



