318 CHALEUR SPÉCIFIQUE DES 
Calorimètre 
Le calorimêtre que nous avons employé (fig. 4) est 
formé comme suit : Un récipient de forme cylindrique, 
établi avec une mince tôle de cuivre (0,1 mm.) est 
placé coaxialement dans un autre cylindre en tôle de 
zinc permettant d’avoir extérieurement un manteau 
d’eau. Cette enveloppe d’eau extérieure permet de 
réaliser une température ambiante très voisine de la 
température moyenne de celle à laquelle l’expérience 
a lieu. La correction est de ce fait réduite à un mini- 
mum. 
Entre le cylindre de cuivre et celui de zinc un espace 
libre assez grand est ménagé pour que les influences 
de la conductibilité soient réduites dans la mesure du 
possible. Puis le tout est recouvert par un couverele 
en bois s’adaptant exactement au moyen de rainures 
circulaires sur tout ces cylindres différents. Un trou 
pratiqué dans ce couvercle, recouvert par un volet 
mobile, permet l'introduction du corps au moment 
désiré. 
Il est facile de déterminer avec une approximation 
suffisante les dimensions les plus favorables à choisir. 
Soient : 
M la masse d’eau, plus la valeur en eau du calor. en gr. 
f) la différence de tempér. observée en degrés centigr. 
g la quantité de chaleur à mesurer en cal. 
Comme nous avons : . 
q = M.6 
l'erreur que nous commettrons en calculant g sera 
évidemment : 
e = M.A6 + 6.AM 
