SUBSTANCES FERROMAGNÉTIQUES. 319 
car 0 et M sont entachés chacun d’une erreur A9 et AM 
dépendant de la qualité des instruments. 
Pour que cet erreur soit un minimum, une différen- 
tiation nous montre immédiatement qu'il faut que nous 
ayons la relation suivante vérifiée : 
M AM 
pee: 
Appliquons cette formule à notre cas. 
Pour mesurer M, nous avions une balance qui don- 
nait les résultats à 0,5 gr. près. La mesure de la tem- 
pérature, ainsi que nous allons le voir, était exacte 
jusqu’à 0,001”, donc : 
AM = 0,5 gr. 
A6 — 0,001° 
La quantité de chaleur maximale que nous avions à 
mesurer est de l’ordre de grandeur de : © 4700 "%!, 
q — 700 cal. 
Par conséquent : 
M.6 == 4700 «al. 
0,5 
Ne er”. 
: 1,001 
) 
Ce qui, résolu, donne environ : 
M = 1500 gr. 
bp = 3.0° 
Ce sont des dimensions de cet ordre de grandeur 
que nous avions adoptées. 
Nous avions trois calorimêtres de capacités respec- 
tives: 1200 gr., 800 gr. et 200 gr. suivant les tem- 
pératures où nous nous trouvions. 
