SUBSTANCES FERROMAGNÉTIQUES. 3 W 7) 
(Pt; Pé + 10 °}, Rh.) soudés ensemble, parait tout 
indiqué. 
Ce couple est monté sur un pied à crémaillère afin 
de pouvoir le faire monter ou descendre, ainsi en 
régler sa hauteur avec facilité. Les deux fils de ce cou- 
ple sont isolés l’un de l’autre au moyen de tubes capil- 
laires en porcelaine. La soudure vient s'appuyer 
directement contre le corps chaud; sa masse étant 
trés faible, nous pouvons être sûrs qu’elle prend bien 
la température du corps qu’elle touche. On pourrait 
peut être craindre une perte de chaleur de la soudure 
par la bonne conductibilité thermique des fils, mais 
ceux-ci étant encore sur un long parcours dans le four 
chaud, cette perte est inappréciable. L'autre extrémité 
de ces fils, devant former la soudure froide, trempe 
dans deux godets de mercure maintenus à zéro au 
moyen d’une enveloppe de glace fondante. De ces deux 
godets partent les fils de cuivre qui vont au galvano- 
mètre. 
Pour mesurer la force thermo-électromotrice du 
couple, nous avons employé un potentiomètre, trés 
approprié pour des mesures de ce genre, construit 
par la « Land und Seekabelgesellschaft Nippes- Kôln ». 
La manutention de cet appareil, basé sur le principe 
de la méthode de compensation de Poggendorff, est des 
plus simple ainsi que pratique. Grâce à cette méthode 
de zéro, toute question de résistance ou variation de 
résistance des conducteurs du couple au galvanomètre 
est éliminée. Un galvanomètre Deprez-d’Arsonval ser- 
vait à réaliser la compensation. L’échelle du potentio- 
mètre porte une graduation telle que l’on peut aisé- 
ment évaluer les dixièmes de degrés avec un couple 
