376 CHALEUR SPÉCIFIQUE DES 
Le Chatelier. Cette exactitude est plus que suffisante 
pour notre cas. En réalité, elle est même illusoire, 
car la température du corps n’est pas uniforme à ce 
point. Le couple promené le long du corps pendant 
que la température est stationnaire donne des varia- 
tions de températures entre les extrémités, de l’ordre 
de grandeur du dixième de degré. En tout cas, dans 
les températures élevées, où la valeur absolue du man- 
que d’homogénéité est la plus grande, nous pouvons 
affirmer que le demi-degré est encore exact. Sur 500, 
l'erreur est de 0,001, ce qui est suffisant. Vers 200° 
le manque d’homogénéité étant plus faible, le même 
degré d’exactitude reste conservé. 
Comme moyen de contrôle, nous avons longtemps 
employé un galvanomètre Siemens et Halske, à lecture 
directe, gradué en degrés de température. Cet appareil 
monté en parallèle avec le potentiomêtre nous a servi: 
de vérification jusqu'a ce que nous ayons obtenu la 
conviction du bon fonctionnement de ce dernier. 
La valeur absolue de la mesure n’est connue 
qu'après un étalonnement soigné du couple. Les points 
fixes suivant ont servis à déterminer la courbe d’éta- 
lonnement : 
Substance Point Températ. Force él. motrice 
H°0 Ebul. 99° 6.31 > il 
sn Fusion 232 16,85 
Pb » 327 25,32 
In » 419 34,02 
Sb » 630 04,95 
Au » 1065 103,40 
Nous avons relevé plusieurs fois ces points Jusqu'à 
ce que les différentes mesures d’un même point con- 
