378 CHALEUR SPÉCIFIQUE DES 
étant séparée, on reliait les deux fils au moyen d’un 
petit fil d'or de même diamèêtre que ceux du couple. 
Nous avions ainsi deux soudures au lieu d’une seule : 
1° Platine-or ; 2° Platine rhodié-or. D'après la loi des 
métaux intermédiaires, la force thermo-électrique 
développée, lorsque les deux soudures sont à une 
même température, est la même que si le fil d’or 
n'existait pas et que le platine soit directement soudé 
au platine-rhodié. 
Le couple ainsi combiné est monté dans un four 
permettant d'obtenir la température de fusion de l'or. 
Avec le galvanomètre on observe soigneusement la 
marche de la force thermo-électrique. Au moment de 
la fusion, cette force thermo-électrique devient subite- 
ment nulle par suite de la séparation du couple. Avec 
un petit entrainement, cette méthode peut s'effectuer 
avec beaucoup de précision. 
Il est évident que pendant le cours de ces expérien- 
ces, nous avons revérifié cet étalonnement afin d’éli- 
miner des erreurs provenant d’une altération du couple 
par un chauffage et refroidissement renouvelé. Cette 
précaution s’est montrée indispensable pour avoir une 
concordance de différentes séries entre elles. 
Reste la mesure de la température du calorimétre 
qui se réalise trés exactement avec un thermomètre à 
mercure, système Beckmann, avec une échelle embras- 
sant une longueur de 5 degrés, divisée en centièmes. 
L'évaluation du millième pouvait encore avoir lieu 
assez exactement. Dans nos mesures, nous n'avons 
jamais dépassé une élévation de température de l’eau 
du calorimètre supérieure à 4°, ainsi ce thermomètre 
