CONSTANTES ÉLASTIQUES DU QUARTZ FONDU. 499 
pendant qu’on faisait l'observation des variations de 
volume du piézomèêtre et du liquide. L’éprouvette qui 
renfermait le piézomètre fut disposée pour les expé- 
riences définitives dans une cuve pleine de glace en- 
tourée d’une seconde cuve plus large. L'espace entre 
les deux cuves était bourré de paille. Dans les expé- 
riences préliminaires, on avait entouré l’éprouvette 
d’une grande masse d’eau, dont la température ne va- 
riait que très peu et lentement. Mais le piézomètre 
rempli de mercure avec son tube capillaire constitue 
un thermomètre excessivement sensible et très pares- 
seux, grâce à la masse de mercure relativement consi- 
dérable du réservoir. Dans ces conditions, il est impos- 
sible d’arriver à un état stationnaire et les lectures 
sont non seulement fastidieuses, mais encores entachées 
d'erreurs difficiles à corriger. Nous avons effectué des 
expériences avec quatre réservoirs différents. 
Réservoir n° 1. — Le premier récipient était un 
vase cylindrique terminé par deux bases hémisphé- 
riques. C'était un récipient fourni il y a quelques an- 
nées au laboratoire de physique par Heraeus. Il était 
de très bonne qualité, très homogène en apparence et 
d’une forme extérieure assez régulière. Malheureu- 
sement, ce réservoir a été cassé par accident pendant 
les expériences préliminaires avant que nous eussions 
pu effectuer des mesures précises. 
Réservoir n° 2. -— Nous avons fait venir ensuite un 
récipient sphérique, qui nous a été fourni par une fa- 
brique anglaise. Ce récipient, quoique d’une forme 
extérieure assez régulière, paraissait de moins bonne 
qualité que le réservoir 4. Le quartz renfermait un 
très grand nombre de petites bulles et, particularité 
