500 COMPRESSIBILITÉ DES RÉCIPIENTS DE QUARTZ ET 
curieuse, la tige capillaire du récipient qui, elle, était 
sans défaut et parfaitement transparente, se brisait au 
moindre choc et même sans raison apparente, en mon- 
trant des cassures absolument planes, rappelant des 
surfaces de clivage. 
Puisque les opérations qu’on devait faire avec le 
réservoir exigeaient de la tige capillaire une certaine 
résistance aux efforts mécaniques, ainsi qu'à lPaction 
de la chaleur, chaque opération amenait la rupture 
d’une nouvelle portion du tube, de sorte que finale- 
ment, la longueur du tube capillaire était tellement 
réduite, qu'il devenait difficile de fixer le réservoir 
dans la douille. Le réservoir dut alors être abandonné, 
après avoir servi dans un certain nombre d'expériences 
que nous relaterons plus loin. 
Réservoirs n° 3 el n° 4. — Ces deux derniers réci- 
pients ont été fournis par Heraeus. Ils étaient plus 
petits que le réservoir n° {1 et le quartz était un peu 
moins transparent et moins exempt de bulles, mais 
leurs qualités mécaniques étaient satisfaisantes. 
Le réservoir n° 3 était cylindrique à bases hémi- 
shériques et le réservoir n° 4 sphérique. 
Voici les données numériques relatives aux dimen- 
sions de ces récipients et de leurs tiges capillaires : 
Récipient sphérique n° 2. 
Volume. extérieur.<e EPA 65.003, 
Volume intérieur ........... RÉ 60.0057 çm° 
DAMÉITE EXTÉTIEUT. Les e des oo 4.99 cm 
Longueur du tube capillaire (quartz)... 4.411 em 
Volume intérieur du tube ...... .....  0.0709 em° 
Diamètre intérieur du tube ......... 0.148 cm 
