502 COMPRESSIBILITÉ DES RÉCIPIENTS DE QUARTZ ET 
que «,. Ces trois variations ne peuvent donc pas se me- 
surer à l’aide du même dispositif. La détermination 
de v est beaucoup plus délicate que celle des deux 
autres quantités et elle exige l'emploi d’un tube ca- 
pillaire plus fin. 
Quoique le but principal de nos expériences fût la 
détermination de C, qui résulte de celle de v, nous 
n'avons pas voulu renoncer à la détermination de ”,, 
qui est beaucoup plus facile. Nous montrerons plus loin 
‘que C une fois connu, on peut tirer de v, la valeur de 
« etu. En outre, la détermination de v, nous parais- 
sait utile comme moyen de vérification du phénomène 
suivant : tout en soumetlant des réservoirs en quartz 
soufflé à des compressions allant jusqu'à 5 alm., qui 
produisent des variations de capacité relativement con- 
sidérables, on reste constamment dans des limites, où 
la variation de capacité est proportionnelle à l'effort, 
sans qu'on puisse constater des déformations perma- 
nentes. C’est ce qui résulte, en effet, de nos expé- 
riences. 
Détermination de v.. 
Il est inutile de décrire le détail de ces expériences, 
qui ne présentent aucune difficulté particulière. Toutes 
les causes d'erreur, dont la principale est la présence 
des traces d'air dans le réservoir du piézomètre, ont 
ici peu d'importance, vu que les changements de ca- 
pacité qu'on observe sont relativement considérables. 
Quant à la présence des traces d’air dans le piézomètre, 
nous avons pu évaluer dans chaque expérience la gran- 
deur de l'erreur maximum résultant de cette cause, à 
l’aide d’une méthode que nous décrirons plus loin. Il 
