CONSTANTES ÉLASTIQUES DU QUARTZ FONDU. 503 
va sans dire que la relation v, — v; + v se trouvait 
vérifiée dans toutes nos expériences, à ceci près, que 
la précision relative de la mesure de v est très petite 
vis-à-vis de celle de la mesure de v, et de »,. 
Le tube capillaire utilisé pour ces expériences avait 
une longueur totale de 16 cm., dont 13 cm. étaient 
divisés, à l’aide d’une machine à diviser, en parties de 
0,5 mm. On a déterminé la capacité totale du tube 
capillaire à l’aide d’un index de mercure d’une lon- 
gueur de 13,2508 cm., dont le poids fut trouvé égal 
à 0,694%7 gr. Après avoir déterminé ainsi la section 
moyenne du tube, on a évalué la section vraie dans 
les différentes parties de la division en utilisant des 
index de mercure d’une longueur approximative de 
4 cm. et de 2 cm. 
Pour calculer la section s du tube, on a employé la 
formule indiquée dans le « Lehrbuch » de Kobhlrausch 
(9. édit. 1901 p. 94). 
il (] 
spl ai) 
où / désigne la longueur de l’index de mercure, À la 
hauteur du ménisque aux deux extrémités de cet index 
et v le volume calculé d’après le poids de la goutte de 
mercure. 
Voici les résultats de ce calibrage : 
Longueur en em th t-h 
NS ET) en 
es © 1.9315 0.003886 
) 
da 5 3-86 1.9330 0.003883 
Sà 7 s 1.9365 0.003884 
1à 9 (3.8718 149435 0.003870 
9 à _. 1.9503 0.003860 
11 à 13 re 1.9533 0.003854 
