506 COMPRESSIBILITÉ DES RÉCIPIENTS DE QUARTZ ET 
qu'on n’observe que la différence entre les deux com- 
pressibilités. 
Le fait que nous étions forcés d'opérer avec des 
pressions relativement faibles augmentait encore les 
difficultés en imposant l’emploi d’un tube capillaire 
très fin. Ce tube capillaire fut divisé et calibré comme 
celui qui a servi dans les expériences précédentes. Le 
poids de l’index de mercure, dont la longueur était de 
14.3697 em. (h—0.025 cm.) fut trouvé égal à 
0,0710 grammes. 
Longueur en em t-h t-h 
à partir i index de Section 
du Zéro ra division vb ( a 5 ) (en em°) 
Pass la 297 1.900 0.0003609 
34015 VUS 1.903 0.0003603 
5 Augl } F 1.893 0.0003678 
É ( k.195 | Jens 
1à 9 | 1.876 0.0003712 
9àdt 3 120 1.874 0.0003761 
11 à 43 “1 4 1.874 0.0003761 
Le tube capillaire, divisé et calibré, fut mastiqué 
dans une douille d’acier pareille à celle dans laquelle 
on avait mastiqué le tube capillaire du récipient de 
quartz. 
Les douilles furent reliées par un joint à faces planes 
serrées l’une contre l’autre à l’aide de trois vis. L’étan- 
chéité parfaite du joint fut obtenue grâce à une ron- 
delle de cuir fortement comprimée entre les deux 
bords du joint. 
Cette facon de joindre le tube capillaire au réser- 
voir avait donné d’assez bons résultats dans la déter- 
mination de *,, et nous avons constaté qu’elle pouvait 
même servir, à la rigueur, dans les mesures de . 
Toutefois elle présentait quelques inconvénients. En 
