nee + 
SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE. 621 
générateur monophasé ayant une courbe de tension 
presque sinusoidale. Ce générateur était connecté, à 
travers des résistances variables, aux bornes d’un trans- 
formateur de Brown Boveri et Ci, Baden, de 70 à 50.000 
volts. Les bornes de la haute tension étaient connectées à 
un déchargeur micrométrique construit sur nos plans par 
la Société genevoise pour la construction d'instruments de 
physique. Au lieu de laisser les électrodes à une distance 
fixe et d'élever progressivement la tension jusqu'au 
passage de l’étincelle, notre déchargeur nous permettait 
de maintenir les électrodes à une tension fixe et de les 
approcher lentement jusqu’à ce que l’étincelle ait jailli. 
Les électrodes sphériques employées avaient les dia- 
mètres suivants en centimètres : 2, 3,85, 10, 15, 20, 30. 
Elles ont été construites avec beaucoup de précision par 
la Société genevoise. 
Dans nos déterminations la tension a été mesurée 
directement avec un galvanomètre de précision à courant 
alternatif et des boîtes de résistance à haute tension 
spécialement construites et calibrées. Ces boîtes n’avaient 
ni self-induction ni capacité appréciables. 
Pour passer de la valeur efficace à la valeur maxima, 
des oscillogrammes ont été pris dans le circuit de la haute 
tension. 
Les potentiels mesurés vont jusqu'à 50.000 volts 
maximum. 
Nous avons pu vérifier la relation suivante de M. Tœ- 
pler': Si l’on évalue le potentiel explosif en prenant 
comme unité le potentiel explosif qui correspond à , 
æ étant la distance explosive et d le diamètre des sphères, 
les valeurs relatives des potentiels explosifs ainsi obtenues 
sont indépendantes du rayon de courbure. 
Par contre, en appliquant la théorie de Russell ? à nos 
valeurs expérimentales, on a trouvé que, ce que Russell 
= 1, 
1F, T. Z. 1907, p. 998. 
2 Phil. Mag. 1906, 65, 11, p. 247. 
ARCHIVES, t. XXVII. — Juin 1909. 43 
