54 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 
tion du pont dans le circuit secondaire et de dresser ainsi la courbe 
de résonance. J'ai construit un de ces appareils en substituant des 
carreaux de Franklin aux bouteilles de Leyde ce qui rend sa fabri- 
cation plus aisée. La fig. 4 montre l'aspect. A l'arrière, on voit 
l’oscillateur ; l’étincelle jaillit entre deux petits disques de zinc à 
écartement variable. Ces disques se relient aux pôles d'une bobine 
d'induction. Devant lui se trouve le résonateur avec la vis micro- 
métrique permettant des lectures au centième de mm. Les tringles 
formant les circuits sont en laiton de #4 mm, de diamètre. Les 
ponts mobiles permettent de faire varier les côtés horizontaux des 
rectangles depuis 40 jusqu’à 100 cm. L'écartement des tringles 
dans le sens de la hauteur est de 35 cm. Avec cet appareil j'ai 
ETAT 
CARCESANSE 
KR 
RSI 
ne | ÉLÉEE 
ea 
20 - 60 80 ao 20 40 69 80 100 
Hs: 2. Fais 
ho 
de. 
établi les courbes de résonance pour différentes positions du pont 
dans l’oscillateur. Les deux courbes de la fig. 2 montrent ce que 
l'on obtient en plaçant le pont de l’oscillateur respectivement à 
30 cm. et à 60 cm. Dans le premier cas la résonance a lieu lorsque 
le pont du secondaire se trouve à 25 cm., dans le second cas lors- 
qu'il se trouve à 50 cm. Les ordonnées représentent les potentiels 
explosifs en unités électro-statiques absolues. Dans ces expérien- 
ces l'amortissement est considérable ce qui se voit au caractère des 
deux courbes. Il est dû en majeure partie à l’étincelle excitatrice. 
Cela fait, j'ai essayé de remplacer ce procédé de mesure dans le 
secondaire par le procédé du détecteur à cristaux. A cet effet, j'ai 
ouvert suffisamment l’excitateur à vis micrométrique pour empê- 
cher la formation d’étincelles et j'ai relié ses deux pôles par un 
détecteur (zincite-chalcopyrite) et un galvanomètre en série. Le 
