4 égal 
SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 55 
petit galvanomètre de Siemens construit pour les besoins de la télé- 
graphie sans fil s’approprie excessivement bien à ce genre d'expé- 
riences. L'excitation du circuit primaire ne peut maintenant plus 
s'effectuer au moyen d’une étincelle, son action sur le détecteur 
serait beaucoup trop violente et produirait des perturbations qui 
viendraient masquer le phénomène que l’on se propose d'observer. 
J'ai réalisé l'excitation au moyen d’un trembleur de Eichhorn tel 
qu'il sert dans le grand ondomètre de la Telefunkengesellschaft, 
actionné par une pile avec une résistance convenable, Pour cela 
on ferme complètement la coupure du cycle oscillant primaire et 
l'on applique aux deux armatures du condensateur les bornes de 
la pile et du trembleur disposés en série. Avec ce procédé les effets 
de résonance deviennent extraordinairement nets et la sensibilité 
se trouve augmentée dans de très grandes proportions ce qui per- 
met de relâcher beaucoup l’accouplement, c’est-à-dire d’écarter 
considérablement les deux circuits l’un de l’autre. On obtient 
encore une action notable en les plaçant à un mètre et demi l’un 
de l’autre. La fig. 3 donne les courbes de résonance dans les deux 
mêmes cas signalés avec le premier procédé. On remarque que la 
résonance a lieu exactement aux mêmes points, 25 et 50 cm. mais 
que ces positions se déterminent avec une précision beaucoup plus 
grande. Cela est dû à ce que l’amortissement provenant de l'étin- 
celle a disparu et que le trembleur fournit une excitation soufflée 
ou par choc. Le caractère des courbes de résonance est tout autre 
qu'avec le premier procédé. 
Nous signalerons encore qu'en resserrant progressivement l'ac- 
couplement, ce qui se fait en rapprochant de plus en plus les deux 
circuits on arrive à démontrer le dédoublement bien connu de 
l'onde de résonance. On obtient deux maxima ou bien vers le 
maximum principal (correspondant à l’accouplement lâche) le 
courant galvanométrique oscille spontanément entre des limites 
déterminées. 
H. Zickexpraur (Bâle). — Sur deux nouveaux oscillogra- 
phes (). 
1. L'auteur a indiqué une construction d’oscillographe pour 
expériences de cours et exercices pratiques, se rattachant aux oscil- 
lographes de cours de Wehnelt(?), mais d’un maniement plus 
commode et occupant moins de place. Au lieu de l’une des boucles 
du modèle Wehnelt, qui exige l’emploi de deux oscillographes 
H. Zieckendraht, Verhandl. der Naturforsch. Gesell. Basel, T.XX VIII, 
2° partie, p. 255, 1917. 
?) A. Wehnelt, Verhandl. der Deutschen Physik. Gesell., T.V, p.178, 
1908. 
