56 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 
complètement distincts — l’un pour le courant, l’autre pour la 
tension — il y a un dispositif simple avec une double boucle, 
Il en résulte que les deux miroirs oscillants sont assez voisins 
pour qu’un seul faisceau lumineux soit suffisant. Cette circons- 
tance facilite beaucoup le dispositif optique et le réduit à un dia- 
phragmme, à un objectif photographique de grande intensité, aux 
deux miroirs de la boucle du courant et de la tension, et à un tam- 
bour réfléchissant rotatif. La marche du faisceau lumineux est 
visible sur la figure semi-schématique ci-contre. Pour les prises 
photographiques, on remplace le tambour par un miroir tournant 
unique, argenté extérieurement. Toute la mise au point se fait de 
l'extérieur. Les courbes du courant et de la tension peuvent être 
prises soit séparément soit ensemble, projetées sur un axe ou 
enregistrées. La durée d'oscillation propre de la boucle est variable 
et peut être abaissée jusqu'à 1/1500° de seconde environ. Dans le 
voisinage de 4/900° de seconde, on obtient sur le verre dépoli de 
l'appareil une déviation de { em. avec un courant continu de 0.48 
ampère ; en projetant sur un grand écran, on a une déviation 
proportionnellement plus grande, 
2. En faisant des recherches sur des courants alternatifs de 
générateurs différents avec l'oscillographe qui vient d'être décrit, 
on a constaté que les formes des courbes ne sont reproduites fidè- 
lement que si l’oscillation propre de la boucle ne coïncide pas avec 
celle d’une des oscillations composantes du courant alternatif étu- 
dié. Lorsque c'était le cas, la composante en question apparaissait 
plus ou moins renforcée dans la courbe principale. Se basant sur 
ce principe, l’auteur a construit un oscillographe analyseur 
