( 
4 
) 
SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 63 
à celle du galvanomètre, Souvent, au lieu de mesurer le courant £ 
on l'aunule au moyen d'un courant de sens inverse et de même 
intensité fourni par un potentiomètre. La méthode devient ainsi 
une méthode de zéro ; et si la pile du potentiomètre sert en même 
temps à la charge du condensateur, on est indépendant des varia- 
tions de sa force électro motrice, Mais il est alors nécessaire que 
la clé vibrante ou le commutateur tournant ait une période rigou- 
reusement constante, ce qui n'est pas facile. 
L'auteur remplace le courant de compensation par un courant 
de décharge d’un condensateur de comparaison, actionné de la 
même façon. Le schéma ci-joint se comprend presque de soi-même. 
Une clé vibrante L est munie de 2 contacts 4, et a, qui chargent 
et déchargent alternativement les deux condensateurs C, et C,. La 
charge se fait au moven d'une batterie jointe à deux résistances 
variables, r, et r, dont le point de jonction est au sol. Les poten- 
Her 
Le 
Les décharges sont conduites au sol à travers le galvanomètre G. 
On agit sur les résistances jusqu'à ce que le galvanomètre reste 
au zéro. On a alors C, 7, = C, r, qui donne le rapport des capa- 
cités par un rapport de sance. 
La méthode est très sensible et permet de mesurer de faibles 
capacités, telles que celles auxquelles on a affaire en radio activité 
par ex., à 0.01 cm. près. Si l’une des capacités présente des rési- 
dus, la mesure est évidemment faussée. On peut facilement se 
rencire compte de-leur existence en modifiant la période de vibra- 
tion de la clé au moyen d'une surcharge. 
tiels de charge sont ainsi de signe contraire 
2 
E. Muasesreix (Bienne). — Traces des rayons à sur plaques 
senstbles. 
La recherche d’une méthode pratique pour enregistrer les par- 
ticules 4 nous a amenés à nous occuper de leur action indivi- 
duelle sur la plaque photographique. Les expériences de Xinoshita 
(Proc. Roy. Soc. (A) 83, p. #32, 1910) avaient déjà rendu celle-ci 
très vraisemblable. Après l'heureuse trouvaille de ÆRernganum 
(Verh.d. D. Phys. Ges. 13, p.848,1911) Mrchl a étudié de plus près 
les séries de points noirs qu'on obtient par le développement 
d'une plaque sensible sur laquelle on a dirigé des rayons 4 à 
incidence presque rasante (Ber. d. Wiener Akad, 121 (2a), p. 1431, 
1912). 
Nous reproduisons les microphotographies de quelques radio- 
graphies obtenues au laboratoire de physique de l'Université de 
Neuchâtel (oct.-déc, 1916) : La fig. À montre le croisement de 
rayons émanant de 2 centres voisins (poussières polonisées, adhé- 
rentes à la plaque), La fig. 2 est due à l'action d'une source 
