TUBE A RAYONS X 
POUR 
RECHERCHES DE LABORATOIRE 
PAR 
Alex MULLER 
(avec la PL. I) 
INTRODUCTION 
Dès la découverte des rayons Rœntgen, plusieurs tubes à 
rayons X ont été construits dans le but d’obtenir de grandes 
intensités concentrées sur une petite surface. 
On peut atteindre ce but de deux façons : Ou bien, en aug- 
mentant l’énergie électrique, c’est-à-dire, en employant des 
bobines ou plutôt des transformateurs plus puissants, ou bien, 
en faisant les observations plus près de la source des rayons X. 
Au point de vue de l’économie et de la simplicité, cette dernière 
alternative est préférable ; l’intensité émise par un point dé- 
croît, comme on sait, en raison inverse du carré de la distance 
à ce point. 
Les tubes à rayons X présentent généralement l’inconvénient 
suivant: Le foyer des rayons cathodiques se trouve au milieu 
. d’une ampoule, dont le rayon est au moins de 10 à 15 em. Il 
s’agit donc de diminuer cette distance. 
Une solution très élégante de ce problème a été donnée par 
M. Seitz,' qui a placé l’anticathode directement dans la paroi 
du tube. Elle consiste en une lame de cuivre recouverte d’une 
feuille d'aluminium. Cette lame de cuivre est évidée sur une 
partie de sa surface, de facon à être réduite à une couche très 
mince. La partie amincie est platinée, et c’est sur elle que vient 
se former le foyer des rayons cathodiques. Les rayons X qui s’y 
! W. Seitz, Verh. d. D. phys. Ges., 11, 1909, p. 505. 
ARCHIVES, t. LXVI. — Août 1917. 7 
