92 TUBES A RAYONS X POUR RECHERCHES DÉ LABORATOIRE 
qu’un métal est relativement transparent pour sa radiation 
caractéristique. 
Pour nous rendre compte du fonctionnement du tube, quel- 
ques spectres de rayons X ont été photographiés (Méthode du 
cristal tournant de M. de Broglie). Voici quelques indications 
sur le dispositif : 
Distance anticathode — fente env. 1 cm. 
» fente — axe du spectromètre, env. 5 cm. 
Largeur de la fente env. 0,08 — 0,1mm. 
Angle du faisceau env. 6° 
Cristal : Sel de gemne (2 X 2cm.) 
En faisant fonctionner le tube avec une bobine ordinaire (0,5 
à 1 milliampères ; 30 à 40 kilovolts), le temps de pose pour les 
rayons K du cuivre (1° ordre du spectre), est d’env. 5 minutes. 
Avec une machine électrostatique à 8 plateaux (Roycourt, 
Paris), le même résultat est obtenu en 15 minutes. Avec une 
fente plus large, les raies X, et X, du cuivre étaient suffisam- 
ment intenses pour être vues directement sur l’écran fluores- 
cent. ; 
Comme la surface et le volume du tube sont relativement 
petits, le vide est obtenu très rapidement. Avec une pompe à 
enveloppe et la pompe rotative à mercure de Gæde, le temps 
nécessaire est environ deux minutes. Le tube est relié à la 
pompe à l’aide d’un rodage normal. 
Le présent travaii a été exécuté au laboratoire de physique 
de l’Université de Genève. 
Je tiens à exprimer mes remercîments sincères à M. le Prof. 
C.-E. Guye, qui a bien voulu mettre à ma disposition les res- 
sources de ses laboratoires. 
Laboratoire de Physique de l’Université. 
Le 20 juillet 1917. 
