SOCIÉTÉ SUISSE DE CHIMIE 341 
persion et de donner à ce problème, depuis si longtemps discuté, 
une solution basée sur l'expérience. 
J.-W. Dussky (Zurich). — Fours électriques à combustion 
pour la microanalyse. (Essais exécutés par Charles Gränacher 
et Ferd. Blumer). 
L'auteur présente des fours électriques de différentes construc- 
tions. La maison Herœus & C° (Hanovre) a construit, sur des 
données spéciales, un four avec résistances thermiques en fil de 
platine, qui offrent les avantages connus d’un échauffement gra- 
duel et d’une régularité de température parfaite ; ce four consom- 
me en moyenne un courant de 7,5 ampères sous 110 volts; il 
coûte 320 fr. (375 marcs), non compris les 18 gr. de fil de platine. 
L'auteur présente ensuite, pour les expériences, deux fours qu'il 
a construits lui-même avec des résistances en fil de nichrome d’une 
épaisseur de 0,4 mm. Le tube à combustion est en quartz d’une 
longueur de 45 et de 25 cm. et d’un diamètre de 46 mm. le fil de 
nichrome qui l'entoure (2,2 m. à 4 m. de longueur) est isolé par 
du verre liquide, puis par une pâte de verre liquide, d'oxyde de 
zinc, d'oxyde de magnesium et de poudre d'amiante ; et, une fois 
sec, le tube est entouré de papier d'amiante. Comme manchon, 
on se sert de tubes de porcelaine, de tubes d’amiante, avec de la 
terre d'infusoire comme matière isolante. 
Les modèles particulièrement avantageux sont ceux chez les- 
quels la moitié des tubes-manchons peut être enlevée. Deux de 
ces fours ont été présentés; l’un a été construit par la maison 
Bachmann & Kleiner (Oerlikon près Zurich). Le fil de nichrome 
est enroulé sur le tube de quartz et isolé par de l'amiante; le tout 
est encore enveloppé d’une couche d'amiante. 
Le manchon de tôle, mobile, est revêtu de diatomite, substance 
isolante légère et parfaite, composée de /erre d'infusoire. 
Le remplacement des bobines de résistance est facile et peu 
onéreux. Ce four utilise un courant de 7,2 ampères sous 140 volt; 
il coûte 75 fr.; une bobine séparément coûte de 3 à 4 fr. 
L'auteur présente aussi les appareils d'absorption d’un fonction- 
nement parfait, construits sur les données de Ferd, Blumer. 
J.-W, Dussxy (Zurich). — Remarques sur les Dicelopipéra- 
gines. 
Lorsqu'on chauffe la nitro-imino-diacétimide 
CH,— CO 
4 Je 
NO; —N NH 
X le 
CH; —CO 
