AU-DESSUS DU POINT DE CURIE 9 
à fait négligeable vis-à-vis de H°. H était voisin de 16,090 £g. 
alors que H’ ne valait que 25 g. 
On obtient ainsi le coefficient d’aimantation apparent dans 
l’air. C’est aussi celui qui intervient dans l’emploi qui sera fait 
de ces solutions. La correction à faire pour ramener y au vide 
serait inférieure à 1/200 de sa valeur. 
Solutions. — Le nitrate de nickel et le nitrate de cobalt ont 
été préférés à d’autres sels parce qu'ils joignent à une grande 
solubilité un coefficient d’aimantation assez élevé. De plus ils 
sont inaltérables à l’air et peuvent se conserver longtemps en 
solution. Ces sels purs (Kahlbaum) ont été dissous dans de l’eau 
distillée en quantités telles que les solutions, tout en étant 
concentrées, n’abandonassent pas de cristaux, par refroidisse- 
ment de quelques degrés. Les mesures ont toujours été faites 
en opérant sur toute la solution à la fois (2 à 300 cm.) 
Tube à ascension. — Le tube à été calibré sur une certaine 
longueur par la méthode de la goutte de mercure. On a pu 
trouver de cette façon une région longue de 2,5 em. où le 
diamètre du tube est très constant. C’est dans cette région que 
nous avons opéré pour éviter les erreurs provenant des varia- 
tions de l’ascension capillaire. 
Tous les ustensiles en verre ont été lavés à l’acide chromique, 
à la potasse, puis rincés avec de l’eau et avec la solution elle- 
même. À chaque expérience le tube était mouillé en aspirant la 
solution jusqu’au-dessus du niveau auquel elle s’arrêtait quand 
l’aimant était excité. 
Champ magnétique. — Pour se mettre à l’abri d’une influence 
possible de l’aimantation résiduelle de l’électro-aimant on a 
pris soin de faire tant les mesures du champ que celles de l’as- 
cension du liquide pour deux valeurs égales et de signe contraire 
du courant d’excitation. 
Les mesures du champ ont été faites avec la balance magné- 
tique absolue de M. A. Cotton, dont l’élément de courant infé- 
rieur était placé au centre de la région uniforme du champ. La 
correction due à l’élément de courant supérieur a été faite. Les 
courants envoyés dans la balance ont été mesurés avec un 
ampère-mèêtre Siemens et Halske, comparé avec un autre 
ampère-mètre étalonné à l’aide d’un élément Weston, d’un 
