16 ÉTUDE DE L'AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
dispositif de compensation électro-magnétique, permet de sup- 
primer les causes d’erreur signalées par Meslin et provenant 
des trépidations et des changements de zéro. 
Enfin, l’appareil peut être employé comme appareil à dévia- 
tion à la façon d’un pendule. Il suffit pour cela de fixer un mi- 
roir sur l’une des paires de rubans de suspension. C’est avec 
cette disposition qu'ont été faites les expériences préliminaires. 
Dispositif de compensation. La compensation de l’attraction 
de l’aimant sur la substance est obtenue au moyen de deux bo- 
bines coaxiales B et b, dont l’une, calée sur le tube, pénètre 
dans l’autre qui est fixe. Le centre de chacune des bobines coïn- 
cide avec l’une des extrémités de l’autre de manière à diminuer 
le plus possible les changements de constante dus à un petit 
déplacement relatif. 
La bobine b a été faite en enroulant une seule couche de fil 
de 0,25 mm. sur un tube de verre très mince de 7 mm. de dia- 
mètre. Elle a 6 em. de long et porte 150 tours de fil. Le fil re- 
couvert de soie qu’on avait employé d’abord présentait des 
traces de ferromagnétisme, se manifestant notamment par un 
certain magnétisme rémanent; il a été remplacé avec avantage 
par du fil émaillé. Le courant est amené à cette bobine par 
l’une des paires de fils de suspension et ressort par l’autre. Le 
courant dans la bobine mobile a été de 0,01 à 0,02 amp. La bo- 
bine fixe B est formée de 350 tours d’un gros fil pouvant sup- 
porter jusqu’à 15 amp. et occupant une longueur de 6 cm. 
Appareil de lectures. Pour repérer la position d'équilibre du 
tube de quartz on l’a terminé par une pointe i qui vient buter 
excentriquement contre un miroir m, porté par une lame ten- 
due en bronze phosphoreux. La méthode ordinaire de lecture 
des déviations du miroir amplifie donc considérablement les dé- 
placements du tube et donne toute la sensibilité désirable. 
Pour éviter les frottements entre la pointe et le miroir, on a 
collé sur le dos de celui-ci un morceau de lamelle de couvre- 
objet de microscope et l’on a arrondi en la fondant la pointe 
effilée qui termine le tube de silice. On obtient de cette façon 
une constance absolue du zéro. L’appareil est complété par un 
amortisseur à air L. 
Obtention et mesure des températures élévées. — La substance 
