1S ÉTUDE DE L'AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
faire coïncider le maximum d'attraction avec le maximum de 
température. 
Ce four n’a pas d’action sensible sur le champ magnétique : 
les deux couches de til de nickel sont enroulées en sens con- 
traire et, d’autre part, aux températures où l’on opère. le tube 
de nickel a perdu ses propriétés fortement magnétiques. 
La mesure des températures se fait au moyen d’un couple 
platine-platine rhodié qui a été étalonné plusieurs fois à l’aide 
des points fixes de Holborn et Day. Les forces électromotrices 
de ce couple sont mesurées au potentiomètre, en prenant comme 
élément de comparaison un Weston. 
Étalonnement. — L'appareil a été étalonné au moyen de 
deux ampoules différentes contenant de la solution n°2 denitrate 
de nickel dont la susceptibilité avait été déterminée avec le 
plus de soin. 
L’électro-aimant n’est pas très éloignée de la bobine mobile. 
Même lorsqu'on prend la précaution de n’y faire passer que 
des courants de faible intensité, la force qu’elle éprouve direc- 
tement de la part de l’aimant est comparable à celle qu’il 
exerce sur la substance On s’en affranchit en faisant deux 
observations dans lesquelles le courant dans la bobine mobile 
garde la même valeur et pour lesquelles le sens du courant est 
changé dans les deux bobines à la fois. Soient L, et L les deux 
valeurs du courant dans la bobine fixe. leur somme [I est 
introduite dans les calculs. La valeur constante du courant 
dans la bobine mobile a été 0.01980 amp. 
Solution N.2 de nitrate de nickel. 
N—6,01:10 à 15%-1emp avr 
Ampoule contenant 0,1810 g. de solution. 
I IE I 
1,0420 amp. — 0,1810 amp. 0,8610 amp. 
1,0425 —10,1761 0,8664 
1,0341 — 0,1696 0,8645 
1,0351 — 0,1718 0,8633 
Moyenne:  (0,8638 
La constante de l’appareil, c’est-à-dire le nombre par lequel 
