APPLICATION 
PRINCIPE D'ARCHIMÉDE 
Détermination exacte des densités gazenses 
A. JAQUEROD et M. TOURPAIAN 
L'idée d'appliquer à la détermination des densités gazeuses 
le principe d’Archimède, qui fournit des résultats si exacts lors- 
qu’on opère avec des liquides, n’est pas nouvelle! ; mais on ne 
l’appliquait guère jusqu'ici qu’à des expériences de cours, et 
nous n’avons pas connaissance de mesures de précisions basées 
sur ce principe. 
La méthode hydrostatique oftre cependant sur la méthode 
ordinaire du ballon de précieux avantages: elle permet notam- 
ment de supprimer complètement la pompe à mercure, et par 
suite la correction due à la variation de volume du ballon; elle 
évite tout contact du corps pesé avec l’eau, la glace, les mains 
de l’opérateur, etc., et élimine ainsi les variations de poids qui 
en résultent forcément; elle permet au besoin de se passer com- 
plètement de robinet, dont la graisse est une source d’impureté 
inévitable, notamment lorsqu'il s’agit de gaz corrosifs; elle 
réduit, enfin, au minimum les manipulations nécessaires, puis- 
que, l’appareil une fois monté, et si tout fonctionne normale- 
1 Voir: Lux, Zeitschr. f. Instr. Kunde, 1885, p. 411; 1886, p. 255; 
Zeitschr. f. anal. Chem., 1886, 25, p. 3, et Lommel, Zeitschr. f. Instr. K., 
1856, p. 109: Wied. Ann., 1886, 27, p. 144. 
