92 APPLICATION DU PRINCIPE D’ARCHIMÈDE 
recherches, la valeur 1.4290 gr. étant actuellement la plus pro- 
bable, et certainement exacte à ‘/10000 près ; on verra d’ailleurs 
que nos mesures confirment entièrement le nombre ci-dessus. 
Nous avons également utilisé, comme gaz de comparaison, 
l’hydrogène en adoptant pour masse du litre normal de ce gaz 
la valeur obtenue par Morley, soit 0.08987 gr. La poussée étant 
très faible, la pesée dans l’hydrogène a le grand avantage d’être 
à peu près équivalente à une pesée dans le vide, ler erreurs sur 
la pression et la température ayant une influence absolument 
négligeable. 
Le présent mémoire contient l’exposé d'expériences entre- 
prises en vue d’étudier la méthode, et de comparer entre eux 
les résultats obtenus avec l’oxygène et l’hydrogène concernant 
la tare du flotteur dans le vide. Les résultats ayant été absolu- 
ment concordants, nous n’avons plus eu recours, dans des dé- 
terminations subséquentes, qu’à l’oxygène, gaz avec lequel les 
manipulation sont particulièrement aisées. 
Nous y avons joint les résultats d’une série de mesures des- 
tinées à fixer la valeur du coefficient de dilatation de l'oxygène, 
à pression constante, entre 10 et 37 degrés environ. 
Description des appareils 
L'appareil hydrostatique proprement dit se compose d’une 
ampoule (fig. 1) en verre, À, de forme cylindrique, terminée à la 
partie supérieure par un crochet permettant de la suspendre à 
la balance par l'intermédiaire d’un fil de platine de 0,2 mm de 
diamètre environ. Cette ampoule peut se mouvoir librement à 
l’intérieur d’un cylindre de diamètre légèrement plus grand, L, 
étiré à ses deux extrémités. et terminé par deux tubes capillaires. 
Le tube inférieur, T, sert à l’admission et le tube supérieur, £, à 
l’échappement du gaz; ce dernier livre aussi passage au fil de 
platine qui supporte l’ampoule. Le tout est fixé au centre d’un 
récipient en zinc, rempli d’eau, vissé à deux barres de fer scel- 
lées dans le mur, et qui ne sont pas représentées sur la figure. 
Un collier muni de 3 vis calantes permet le réglage définitif, 
un peu délicat; il faut, en effet, que le fil de platine soit situé 
exactement dans l’axe du tube capillaire, afin d’éviter tout frot- 
