A LA DÉTERMINATION EXACTE DES DENSITÉS GAZEUSES 23 
tement. L’eau du bain servant de thermostat est brassée au 
moyen d’un agitateur approprié. Nous avons souvent employé 
un courant d’acide carbonique provenant d’une bonbonne et 
conduit par un tube de 
verre au fond du cylin- 
dre de zinc. Un thermo- 
mètre Baudin, très soi- 
gneusement étudié et 
donnant le ‘100 de degré 
par estimation, est plon- 
gé dans le thermostat. 
La balance est placée 
à 30 cm. environ au- 
dessus de l’appareil hy- 
drostatique.surune forte 
planche reposant sur des 
équerres scellées dans 
le mur. Des orifices ap- 
propriés permettent le 
passage du fil de pla- 
tine; celui-ci est protégé 
par des tubes de verre, 
sur toute sa longueur, 
de la poussière et des 
courants d’air ; une pla- 
que de verre, A (fig. 2), 
percée d’un trou de 1 ‘/2 
mm. de diamètre, ferme 
la cage de la balance 
aussi bien que possible. 
Le tube B B (fig. 1) 
n’a été utilisé que plus 







































| 
Jen 
tard, lors d'expériences effectuées sur le chlore et le fluorure 
de silicium. Ces deux gaz corrosifs étant susceptibles de dété- 
riorer la balance, étaient aspirés au fur et à mesure de leur 
sortie du tube capillaire {, par une trompe à eau, située dans la 
salle voisine et reliée au moyen d’un tube de plomb à la tubu- 
lure P. De l’air desséché sur du chlorure de calcium contenu 
