A LA DÉTERMINATION EXACTE DES DENSITÉS GAZEUSES 29 
indiquée comme sensible au dixième de milligramme; la posi- 
tion d'équilibre de l’aiguille était déterminée par la méthode 
des oscillations, en observant l’aiguile à l’aide d’une lunette 
placée à deux mètres de distance, et le mode de faire adopté, 
décrit plus bas, nous a permis 
d'obtenir sur les moyennes, 
pour les pesées faites dans de 
bonnes conditions, une préci- 
sion de 2 à 3 centièmes de mil- 
ligrammes. 
Comme poids, nous avons 
employé une série de 1 à 50 gr. 
en laiton doré, fractions de 
gramme en platine et alumi- 
nium, qui ont été soigneuse- 
ment étalonnés par comparai- 
son entre eux, et par Compa- 
raison avec une série de poids 
de quartz munie d’un certifi- 
cat du « Reichsanstalt ». Le 
cavalier, construit en fil d’alu- 
minium, a été ajusté spéciale-  L 
ment et comparé à diverses | 
reprises. Des poids supplémen- 
taires en laiton nickelé, de 100 
à 200 grammes, utilisés pour 
le calibrage des flotteurs conjointement aux premiers. leur ont 
été, cela va sans dire, comparés au préalable. 
Le baromètre dont nous nous sommes servis est un instrument 
de laboratoire ordinaire, à cuvette et gradué sur laiton, muni 
d’un vernier permettant d'estimer le ‘/2 de mm.; il est fixé 
solidement contre le mur d’une salle voisine de celle dans la- 
quelle se font les pesées. Nous l’avons à plusieurs reprises com- 
parées à deux baromètres normaux, construits dans ce labora- 
torium pour des besoins spéciaux. Moyennant que l’on fit la 
correction capillaire et, naturellement, la correction de tempé- 
rature, ses indications ont toujours été trouvées correctes à 
quelques centièmes de mm. près, c’est-à-dire dans les limites 
d'erreurs d'observations. 








Fig. 3 
