26 APPLICATION DU PRINCIPE D’'ARCHIMÈDE 
La cuvette du baromètre en question se trouvait à un niveau 
inférieur de 40 cm. à celui du centre de notre ampoule hydro- 
statique. Il en résulterait sur la poussée d’un gaz une correction, 
très faible d’ailleurs; mais l’intensité de la pesanteur étant dans 
ce laboratoirs 1.00007 nécessiterait une correction précisément 
de sens opposé, et à très peu près égale. Nous avons considéré 
les deux corrections comme s’annulant réciproquement. 
Calibrage des flotteurs 
La partie essentielle de l’appareil hydrostatique est le flot- 
teur, dont le volume doit être connu très exactement. Nous en 
avons employés deux, que nous désignerons par A et B. Le pre- 
mier, À, de 25 cm. de longueur sur 3 em. de diamètre, nous a 
servi pour les expériences préliminaires et pour la comparaison 
de l'oxygène et de l'hydrogène. Il a été cassé accidentellement 
et remplacé par un autre, B, de 32 cm. de longueur sur 4,4 cm. 
de diamètre, qui a été utilisé pour l’étude de la dilatation de 
l’oxygène et pour la détermination de la densité du chlore et 
du tétrafluorure de siliciane, qui sera publiée ailleurs. 
Ces flotteurs ont été calibrés par pesée dans l’air, puis dans 
l’eau à la température ordinaire. Leur volume a été ramené à 
zéro en admettant comme coefficient de dilatation cubique la 
valeur 0.0000285 moyenne d’un grand nombre de détermina- 
faites avec le verre en usage dans ce laboratoire, 
Voici les résultats obtenus pour les volumes à 0°, toutes cor- 
rections faites : 
Flottenr A Flotteur B 
0.175665 litres 0.402978 litres 
0.175662 » 0.402967 » 
0.175658  » moyenne 0.402073 litres 
0.175657 » 
moyenne 0.175661 litres 
A ces volumes, il faut ajouter celui de la portion du fil de 
platine immergée dans le gaz; dans le but de déterminer la 
correction nécessaire, les fils de suspension ont été pesés, et 
leur volume calculé en admettant 22 comme densité du platine. 
Le volumes à 0° deviennent alors : 
Flottéenr AS TURN 0.175664 litre 
FADITEUT ID DRE 0.403000 litre 

