A LA DÉTERMINATION EXACTE DES DENSITÉS GAZEUSES 27 
Préparation de l'oxygène et de l'hydrogène 
Ces gaz ont été préparés par l’électrolyse d’une solution de 
potasse caustique à 20 °/,. L’électrolyseur, représenté par la 
figure 3, se compose d’un vase cylindrique en verre, [, au centre 
duquel est suspendue une cloche en verre, B, qui forme gazomètre. 
Les deux électrodes sont maintenues en place au moyen de fil 
de fer. L’électrode intérieure, À, est formée d’une lame de platine 
brasée à un fil de fer qui traverse la solution dont il est isolé 
au moyen d’un tube de verre convenablement recourbé. L'autre 
électrode, C, est constituée par une lame de fer suspendue à lPex- 
térieur du gazomètre. Le gaz recueilli est soit l’oxygène soit 
l'hydrogène, suivant le sens du courant électrique. 
Au sortir de cet appareil, le gaz traverse successivement un 
petit flacon laveur à acide sulfurique concentré, un tube à chaux 
sodée, F, destiné à retenir les traces d’acide carbonique pouvant 
se former avec l’oxygène, puis un tube de 25 em. de longueur, H, 
plein d'amiante platinée, chauffé à 350° environ au moyen 
d’un four électrique à résistance, qui arrête, sous forme d’eau, 
les traces d'hydrogène — ou d'oxygène — toujours présentes. 
La constance remarquable des pesées effectuées avec ces deux 
gaz semble prouver que le mode de préparation adopté mérite 
toute confiance. 
Conduite d'une expérience 
L’électrolyseur est tout d’abord relié à l’appareil hydrostati- 
que au moyen d’une canalisation construite entièrement en 
verre soudé; un long tube à pentoxyde de phosphore est en 
outre intercalé de façon à dessécher complètement le gaz. 
Un temps assez considérable — 35 à 6 heures environ — est 
nécessaire pour chasser entièrement l'air contenu dans l’appa- 
reil. Nous mettions généralement en marche la veille du jour 
où nous comptions faire les mesures. La constance de la pous- 
sée, corrections faites de pression et de température, renseigne 
d’une façon très nette sur le moment où l’air atmosphérique est 
éliminé. 
Pour faire une pesée, la balance est tout d’abord décrochée, 
puis le courant gazeux arrêté pendant une minute environ ; on 
