A LA DÉTERMINATION EXACTE DES DENSITÉS GAZEUSES 29 
nissaient néanmoins une valeur constante pour la tare dans le 
vide. 
Voici un cas de chute assez rapide du baromètre, la tempéra- 
ture restant constante : 



717.13 | 15°.73 | 6 LL 0.40668 
| 150,72 | 5 |. 6.38 0.40666 
150.72 | 4 4.35 0.40664 
15°.73 7 10.50 0.40667 
717.00 |: 15°.72 8 1247 0.40661 
15°.72 9 | 148 0.40659 
150.73 | 10 | 16.87 0.40659 
716.86 | 15°.72 | 6 (Fest 0.40654 
era | s2 
Moyennes.. 717.00 | 15°.72 | | 0 40662 
Tare du flotteur dans le vide: 0.18264 gr. 
Voici enfin un exemple, se rapportant toujours à l’oxygène, 
où la pression et surtout la température variaient notablement : 
on reconnaît la marche parallèle des poids, qui diminuent lors- 
que la température augmente. 






| 
AR 10 6 ol 42,4) 0.40717 
DS GD AE UE LIN té 0 40708 
| 15.62 | 4 3.47 0 .40707 
mssAiuks 160690 lost lon 9464 0.40708 
PRET NNENT ANR RIRE 0 .40700 
718.32 | 15°.70 6 7.98 0 .40689 
Moyennes... 118.39 | 15°.64 | 0.40705 

Tare du flotteur dans le vide : 0.18257 
On remarquera — et ceci s’est produit régulièrement — que 
les résultats sont moins cohérents lorsque la température varie 
tant soit peu rapidement ; cela provient très probablement du 
fait que le flotteur ne recevant de chaleur que par l'intermédiaire 
du gaz ambiant, met un temps appéciable à prendre son équi- 
libre de température, et qu’il est par conséquent plus ou moins 
en retard sur le bain du thermostat. Les variations barométri- 
ques sont au contraire suivies immédiatement par la balance. 
