A LA DÉTERMINATION EXACTE DES DENSITÉS GAZEUSES 33 
est rien, car, ainsi que nous l’avions fait remarquer déjà, la 
pesée dans l’hydrogène équivaut à peu près à une pesée dans le 
vide, la poussée n’étant que de 0.01 gr.; ce n’est donc que la 
différence entre les poussées dans l’oxygène et l’hydrogène que 
l’on obtient avec une précision suffisante, et par suite la densité 
du premier de ces gaz. 
b) Dilatation de l'oxygène 
Outre les mesures ci-dessus rapportées, nous en avons eftec- 
tué d’autres, à diverses températures comprises entre 10 et 
37°, en vue de fixer la valeur d’un coefficient de dilatation 
nécessaire pour ramener à zéro les déterminations précédentes. 
Ces mesures n’ont porté quesur l’oxygène; avec l’hydrogène, 
ainsi que nous l’avons déjà dit, l’influence de la température 
sur la poussée est trop faible pour conduire à des résultats pré- 
cis. Le flotteur B, de 400 c.c. environ a été utilisé, le premier 
ayant été cassé accidentellement ; ce second flotteur d'un volume 
plus considérable, permet d’ailleurs d’obtenir plus de précision. 
Nous avons eu tout d’abord, cela va sans dire, et cela dès le 
début de nos essais l’idée d’opérer à la température de la glace 
fondante; mais nous ne sommes jamais parvenus à de bons 
résultats, par suite probablement du temps assez considérable, 
nécessaire pour que le flotteur prenne la température ambiante. 
Ce temps écoulé, la glace commençait à fondre dans le bas de 
l’appareil, de sorte que nous n’arrivions pas à des pesées cons- 
tantes. Nous en sommes alors revenus au bain d’eau, en variant 
le plus possible sa température. 
Dans ce but le thermostat de zinc fut entouré d’une feuille 
d'amiante, sur laquelle nous enroulâmes une spirale de fil de fer 
qui pouvait être chauffée par un courant électrique. Le tout fut 
enveloppé d'amiante et d’une couche épaisse de ouate de façon 
à diminuer les échanges de chaleur avec l’extérieur. En bras- 
sant d’une façon continue l’eau du thermostat et règlant conve- 
nablement l'intensité du courant électrique, nous sommes par- 
venus à maintenir pendant plusieurs heures la température 
constante à quelques centièmes de degrés près, et à faire à 30 
ou 35° d’aussi bonnes mesures qu’à la température ordinaire. 
ARCHIVES, t. XXXI. — Janvier 1911. 3 
