42 SUR LA DÉPENDANCE DE LA FORCE DE GRAVITATION 
permettant d'amener les deux sphères de plomb successivement 
dans les deux positions voulues est munie d’un pied spécial. 
La figure 3 montre en grandeur naturelle une coupe horizon- 
tale de l’instrument. A est l’intérieur du tube où se fait le vide, 
B 
Fis. 3 
B l’intérieur de la couche sphérique limitée par la plus petite 
sphère d'aluminium et la plus grande de cuivre. Le levier, qui 
devait être choisi aussi léger et solide que possible, est un fil 
d'aluminium ; le miroir n’a qu’un diamètre de 3 mm. et néces- 
site un fort éclairage de l’échelle. Il fallait obtenir une 
amplitude de déviation maxima, laquelle se trouve limitée 
par la force de torsion du fil de suspension, qui doit cepen- 
dant supporter le levier et les deux petites boules d’argent 
pesant ensemble 0,18 gr., et par le diamètre des sphères 
attirantes. Aprés avoir essayé quelques fils de quartz, j’en suis 
venu à employer un fil de Wollaston de 7 y d'épaisseur qui était 
préférable sous le rapport de la solidité et ne donnait lieu à 
aucune réactivité sensible, Il est long de 47,5 mm. L’amplitude 
de déviation due aux deux actions en sens contraire comporte 
une différence de 120 divisions de l’échelle visée dans la lunette; 
la division est d’un mm. 
Relativement aux difficultés d’expérimentation, bien que la 
mesure de la force dans le vide les eût fait disparaître en grande 
partie, il restait encore une certaine dépendance de la position 
du zéro d’avec l'éclairage par un bec Auer. Toutefois cette 
déviation disparaît presque immédiatement, de façon qu’on ne 
peut pas l’attribuer à un échaufftement par conductibilité. 
J'ajoute que l’ouverture et la fermeture de la caisse qui recou- 
vre complètement l’instrument donnait lieu d’abord à une per- 
turbation, mais en badigeonnant l’appareil avec du savon gras, 
