186 NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA FORCE ÉLECTROMOTRICE 
$ 2. — L'élément Weston au cadmium figurait déjà à l’Exposi- 
tion universelle d’'Electricité de 1881, mais il ne présentait pas 
à cette époque les garanties de constance actuelles. Czapski a 
appelé l’attention des physiciens sur l’élément au cadmium en 
1884; mais C’est surtout depuis 1894 que l’élément a été très 
étudié par Jaeger et Wachsmuth, Lindeck, Kahle, von Steinwehr 
(Phys. techn. Reichsanstalt), Barnes, Kohnstmann, Cohen, 
Smith (National Physical Laboratory), Hulett, Wolff, Waters 
(Bureau of Standards), Janet, Laporte, Jouaust (Labora- 
toire central d’Electricité), Guillet (Sorbonne). 
$ 3. — La méthode habituelle pour la détermination de la 
f. é. m. d'une pile-étalon consiste dans la mesure de l’intensité 
d’un courant tel que la d. de p. à laquelle il donne naissance aux 
extrémités d’une résistance connue fasse équilibre à la f. 6. m. 
de l’élément à étudier. 
Les diverses déterminations que l’on a faites jusqu’à présent 
diffèrent par les procédés employés pour la mesure du courant, 
mais, dans tous les cas, on s’est servi, aussi bien à Paris qu’à 
Teddington, à Washington et à Charlottenburg d’électro-dyna- 
nomètres absolus. 
Si l’on se borne aux résultats publiés dans ces cinq dernières 
années, on trouve pour valeur de la f. é. m. de l’élément Wes- 
ton normal : 
1906 Bureau of Standards (Washington) .......... à 20°C. 1,01864 
1907 National Physical Laboratory (Teddington). .. à 17 C. 1,01830 
1908 Laboratoire central d'électricité (Paris) : 
MM. Janet, Laporte et Jouaust .......... à 16°C. 1,01885 
MM. Pellat, Laporte et Jouaust.......... à 20°C. 1,01811 
Laboratoire des Recherches physiques de la ls 20°1 \ 1,01819 
Sorbonne (Paris). M. Guillet............. \ | 1,01825 
le courant étant exprimé en ampères absolus (10—: unité élec- 
tromagnétique C. G. $.) et la résistance en ohms internatio- 
paux (résistance offerte à un courant électrique invariable par 
une colonne de mercure prise à la température de la glace fon- 
dante, ayant une masse de 14, gr. 4521, une section constante 
et une longueur de 106, cm. 300). 
Dans les laboratoires précités, les constantes des électro-dy- 
namomètres ont été déterminées par des calculs longs et diffi- 
