DE L'ÉLÉMENT WESTON NORMAL 187 
ciles. Mais la précision du caleul implique l’emploi de bobines 
solides, de grandes dimensions et à une seule couche de fil, 
tandis que la sensibilité de l’appareil exige l'emploi de bobines 
mobiles légères et à plusieurs couches de fil; l’incompatibilité 
entre ces conditions opposées fait que le quatrième chitire à 
droite de la virgule n’est pas connu avec certitude par l'emploi 
de lPélectrodynamomètre. 
$4. — Comme il y a le plus grand intérêt à déterminer par 
des procédés aussi différents que possible une quantité aussi 
fondamentale pour les mesures électriques que la f. é.m. de l’é- 
jément Weston normal, M. le professeur Æ. Haga' et M. J. 
Boerema ont employé la méthode, beaucoup plus simple en 
principe, mais d’une application très délicate. qui consiste à 
mesurer le courant à l’aide de la boussole des tangentes. 
La difficulté des mesures provient de ce qu’à une erreur = 
sur la valeur de la composante horizontale de l’intensité du 
magnétisme terrestre correspond une erreur 5,5 e sur la valeur 
de la f. é. m. cherchée. Il faut donc, pour espérer atteindre 
; Ji 4 l ï. PRIOR 
l’'approximation du 10-000 dans le résultat, étudier minutieu- 
sement toutes les causes possibles d'erreur et déterminer les 
corrections à apporter aux mesures tant par le calcul que par 
des séries d'observations soigneuses. Mais il est possible, dans 
ces conditions, de déterminer avec un degré de précision suffi- 
sant l’intensité horizontale du magnétisme terrestre, avec ses 
variations dans l'espace et dans le temps, et de calculer le fac- 
teur de réduction de la boussole des tangentes. 
L’intensité horizontale du magnétisme terrestre a été déter- 
minée par la méthode du magnétomètre bifilaire ; le courant a 
été mesuré au moyen de deux boussoles des tangentes dispo- 
sées, par rapport au magnétomètre, dans les mêmes conditions 
! Le Dr H. Haga est membre du Comité scientifique des 15 Délégués 
de Gouvernement à la Conférence internationale de Londres, chargés, 
sous la présidence de lord Rayleigh, de préparer la Commission perma- 
nente internationale. Ce Comité comprend en outre : Dr Osuke Asano, 
M. R. Benoît, Dr M. N. Egorof, Prof. Eric Gérard, D'R. T. Glazebrook, 
D. L. Kusninsky, Prof. Lindeck, Prof. G. Lippmann, Prof. Roiti, Dr E. 
B. Rosa, Dr S. W. Stratton, M. A. P. Trotter, Prof. E. Warburg, Prof. 
Fr. Weber. 
