DE L’ÉLÉMENT WESTON NORMAL 191 
$ 6. — Dispositif des mesures. 
MM. Haga et Boerema ont adopté le dispositif figuré sché- 
matiquement ci-dessous. 
Principe : Si l’on fait passer un courant d'environ 0, amp. 5 
à travers une résistance de 2 ohms, on peut arriver, moyennant 
un réglage convenable, à opposer la d. de p. correspondante, 
1 volt environ, aux bornes de cette résistance, à la f. 6. m. de 
l'élément Weston normal choisi pour les mesures. 
3 accum® ww 
— à 





16 accumulateurs 


3 2 résistances 
: des landenles 
Pour réduire au minimum les variations d'intensité du cou- 
rant, il est bon, comme l’expérience l’avait prouvé à M. van 
Dik, d'employer un nombre assez grand d’accumulateurs et 
d’intercaler par conséquent une résistance assez élevée. C’est 
pourquoi les auteurs ont fait choix d’une batterie de 16 accu- 
mulateurs pour alimenter le cireuit principal H et d’une résis- 
tance en fil de manganin réglable aux environs de 60 ohms. 
Deux résistances de 1 ohm, disposées en série avec les galva- 
nomètres des tangentes, étaient intercalées entre la résistance 
de 60 ohms et la batterie. 
Les deux résistances de 1 ohm, en manganin, ont été cons- 
truites spécialement pour ces mesures par la maison Otto 
Wolff, de Berlin ; leur section a été calculée de façon qu’un 
courant de 1 ampère n’y donnerait qu’une légère élévation de 
température ; comme le courant des mesures était très voisin 
de 0,5 amp., la température de ces résistances n’a pu varier 
que dans de faibles proportions ; les résistances étaient d’ail- 
leurs immergées dans une vaste cuve pleine d'huile de paraffine 
