194 NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA FORCE ÉLECTROMOTRICE 
vant à l’amortissement attaque l'aluminium, la tige qui plonge 
dans le liquide a été recouverte de gomme-laque ». 
Pour déterminer la composante horizontale du champ ter- 
restre, il faut trouver d’abord la direction du méridien magné- 
tique ; pour cela, on tourne le magnétomètre bifilaire de façon 
que sa position ne change pas quand on y place l’aimant et quand 
on retourne l’aimant sur lui-même ;: on s’assure de l’invariabi- 
lité en visant, à l’aide d’une lunette munie d’une échelle, le 
petit miroir porté par la tige sur laquelle est fixé l’étrier porte- 
aimant. On écarte ensuite le magnétomètre a angle droit pour 
le placer perpendiculairement au plan du méridien magnétique, 
ce qui permet de fixer les deux boussoles des tangentes au nord 
et au sud du magnétomètre sur des colonnes en pierre de taille 
scellées au plâtre sur le même pilier. On a mesuré les distances 
sur une échelle graduée, en verre, de 2,50 m. de longueur, 
placée parallèlement au méridien magnétique, à 13 mm. envi- 
ron en arrière des fils de cocon des magnétomètres. Pour me- 
surer la distance entre les fils de cocon, on a pratiqué dans les 
tubes de suspension des ouvertures de 10X3 mm., au travers 
desquelles on pouvait viser les fils de cocon ou de quartz et les 
divisions de l’échelle. 
Les lunettes étaient disposées avec leurs échelles à plus de 
3 m. en avant des miroirs des boussoles et du magnétomètre 
bifilaire ; leur grossissement moyen était de 55; les échelles 
étaient en verre opalin de Hartmann et Braun. 
Un localvariomètre de Kohlrausch, disposé dans un plan 
mené par le magnétomètre bifilaire à peu près normalement au 
plan du méridien magnétique, permettait de suivre les varia- 
tions présentées par la déclinaison pendant la mesure de l’in- 
tensité horizontale du magnétisme terrestre. Pour connaître 
pendant les mesures les variations temporaires de cette intensité, 
on se servait d’un second variomètre installé à cet effet dans 
une cave à température sensiblement constante. Une lunette 
spéciale placée à 2 m. de distance de ce variomètre évitait que le 
rayonnement de l’observateur n’échauffât l’instrument; l’échel- 
le de cette lunette était en verre transparent ; elle était éclairée 
par une lampe à incandescence et un réflecteur. 
On sait que MM. Van Dijk et Kunst ont notablement perfec- 
