DE L’ÉLÉMENT WESTON NORMAL 195 
tionné la construction des magnétomètres. Une étude appro- 
fondie leur avait permis de construire en 1903 des magnéto- 
mètres dont l’influence locale fût vigoureusement annulée. 
L'influence locale est due aux propriétés para ou diamagné- 
tiques des parois de verre ; le perfectionnement a consisté dans 
un écartement suffisant de l’aiguille par rapport aux parties 
solides de l’appareil ; on enferme l’aiguille et le miroir dans un 
cylindre en bois, vertical, bien travaillé au tour, à parois peu 
épaisses, de 4 cm. de diamètre intérieur. A l’avant, une ouver- 
ture est pratiquée ; on la munit d’un rebord où s’adapte exac- 
tement une fenêtre en verre. Une plaque de mica, suspendue 
à la croix du miroir portant l’aiguille, peut se déplacer dans 
une fente de quelques millimètres de largeur, taillée dans le 
support de l’appareil, ce qui donne un fort amortissement par 
l'air. 
$ 7. — Calcul de H. 
Supposons qu’un aimant écarte de sa position d’équilibre le 
magnétomètre bifilaire orienté est-ouest. Le couple auquel le 
magnétomètre est soumis par la suspension va se trouver mo- 
difié par l'influence du magnétisme terrestre et des aiguilles 
des magnétomètres sud et nord. L’équation d'équilibre s’ob- 
tient en écrivant que la somme des moments des deux couples 
est nulle: 


é Mnn Mms 
D sin a+ (-MH cos # —2 Fe cos g —2 ja cos 2) = 0 
n 8 
d’où 

D couple du bifilaire, 
M moment magnétique de l’aimant, 
H comp“ horizontale du magnétisme terrestre, à l’endroit 
même où l’aimant est suspendu dans l’instrument, 
Mm et m; moments magnétiques des aiguilles des magnéto- 
mètres des boussoles, 
Voir aussi la thèse de Doctorat de M. Jan Kunst (7 juillet 1905): 
De bifilairmagnetische Methode van Kohlrausch (Gebrœders Hoïitsema, 
Groningen, 1905). 
