202 NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA FORCE ÉLECTROMOTRICE 
roir à l’échelle pour le magnétomètre bifilaire, celle de l’échelle 
à la paroi de verre pour les magnétomètres unifilaires. Ces dis- 
tances étaient un peu supérieures à 3 m. Pour les mesurer, on 
plaçait, par exemple, la règle de 3 m. entre l’échelle et le mi- 
roir ; on tirait les réglettes jusqu’à ce qu’elles vinssent affleurer, 
par leurs pointes d'ivoire, l’une l’échelle, l’autre le miroir. Les 
réglettes avaient leurs zéros tout près de l’extrémité ; la somme 
des distances des pointes d'ivoire des deux réglettes aux zéros 
correspondants était exactement de 0,95 cm. Les distances des 
zéros des réglettes à l’extrémité correspondante de la règle 
étaient lues sur les réglettes elles-mêmes. De la sorte, la dis- 
tance à l’échelle comprenait 3 termes: longueur de la règle de 
3 m., somme des deux dernières lectures, somme des distances 
des points zéro aux pointes d’ivoire. 
La règle de 3 m. portait, à des distances de 1 m., des traits 
gravés. La distance de ces traits était comparée au mètre éta- 
lon, en tenant compte de la température ambiante, avant et 
après les observations. 
Pour chaque magnétomètre unifilaire, on a mesuré séparé- 
ment, avant et après les déterminations, l’écartement entre la 
face antérieure de la fenêtre de verre et le miroir ; soit à, la 
moyenne de ces valeurs pour le magnétomètre sud. 
Les corrections à apporter aux mesures des distances étaient 
les suivantes: 
1° Soit À la distance de l’échelle au miroir, E la différence 
de hauteur entre l’échelle et le miroir; alors la distance hori- 
zontale est 
À COS arc sin — 
A 
2° Soit 4 la différence de hauteur entre l’échelle et l’axe de 
la lunette, la correction pour l’inclinaison du miroir est 
n 4: El L) 
A 
3° Soit r le rayon de courbure, e la distance horizontale du 
miroir à l’axe de rotation, la correction pour da courbure du 
miroir est 
€ 
ne 
= 
