EN FONCTION DE LA VITESSE 303 
Le courant secondaire de la bobine était amené à la cathode 
et à l’anode du tube par des conducteurs recouverts d’une 
épaisseur de 0,5 em, de caoutchouc, de façon à éviter autant 
que possible les effluves et les décharges latérales dont nous 
avons parlé. 
La tension de ce courant, si on la calcule d’après le rapport 
de transformation de la bobine, aurait pu atteindre 90.000 volts 
efficaces; mais avec des courants de fréquence élevée, il est 
impossible de dire à priori dans quelle mesure les phénomènes 
de capacité ou de dispersion magnétique modifient ce rapport 
théorique de transformation. 
Entre l’anode du tube cathodique et la bobine était intercalée 
une soupape électrique. Une telle soupape a, comme on sait, 
pour effet d'arrêter l’une des alternances du courant de haute 
tension, de façon à ne livrer passage au courant que dans un 
sens. Dans le cas particulier où l’on utilise des courants de 
grande périodicité, le courant qui traverse le tube se rapproche 
peu à peu d’un courant continu, lorsque la capacité formée par 
les conducteurs et le tube lui-même a quelque valeur. Le fais- 
ceau cathodique peut alors devenir presque homogène, mais 
cette condition, comme on le verra plus loin, n’est pas indis- 
pensable pour effectuer le pointé. 
La figure 2 ci-après montre, sans entrer dans le calcul du 
phénomène, comment, lorsque la périodicité augmente, le cou- 
rant qui traverse le tube cathodique doit tendre à devenir 
constant. 
Les deux pôles du tube commencent par se charger à la diffé- 
rence de potentiel maximum A. Le courant que peut débiter la 
bobine étant toujours grand par rapport à celui du tube, ce 
dernier continue à suivre la tension de la bobine jusqu’au point 
B. A partir du point B, si la soupape fonctionne parfaitement, 
le tube se décharge comme le ferait un condensateur, et son 
régime devient indépendant de celui de la bobine jusqu’au 
point C. De C en A’ B' la tension de la bobine redevenant infé- 
rieure à celle du tube, la soupape laisse de nouveau passer le 
courant et le régime du tube redevient celui de la bobine. 
Il est aisé de se rendre compte que la périodicité augmentant, 
le point A’ se rapproche de A. Il‘en est de même du point C; 
