310 VARIATION D'INERTIE DES CORPUSCULES CATHODIQUES 
manière que les lignes de force du champ magnétique soient 
autant que possible perpendiculaires à celles du champ élec- 
trique. Dans ces conditions, les déviations électriques et magné- 
tiques peuvent être observées sur les mêmes repères. 
Les mesures relatives des champs magnétiques étaient don- 
nées par le rapport des intensités du courant mesurées sur le 
milliampèremètre dont nous avons parlé; cet appareil était 
combiné à un shunt de précision. 
Les bobines et le tube étaient fixés solidairement sur un 
même support en bois; ce support ne contenait naturellement 
aucune partie métallique. Le tout était disposé sur une table 
entre les deux paires de cadres qui servaient à annuler le 
champ terrestre (fig. 4). 
Mesure de I et de V 
L'appareil qui mesurait successivement la tension du conden- 
sateur V et l’intensité I du courant traversant les bobines, était 
un milliampèremètre de précision de Siemens, combiné à l’aide 
de commutateurs, soit avec de très grandes résistances soigneu- 
sement étalonnées, soit avec un shunt. On pouvait apprécier 
aisément sur cet appareil 0,1 division. Les plus petites dévia- 
tions étaient d'environ 35 divisions; l’erreur sur cette mesure 
pouvait donc atteindre au maximum 1/350, soit 0,25 °/o*. 
Nous avons cru bien faire de vérifier l’homogénéité de la 
division de notre milliampèremètre en l’étalonnant par compa- 
raison avec des résistances convenables en manganine soi- 
gneusement contrôlées avec une boîte de précision de Carpen- 
tier. Les différences trouvées ont été tout à fait de l’ordre de 
crandeur des erreurs d'expérience. Le tableau suivant permet- 
tra de s’en rendre compte : 
Déviations Déviations Différences °/, 
calculées observées 
34.077 34.15 40.205 
52.012 52.00 —0.019 
70.625 70.75 +-0.180 
89.800 89.90 OS 
98.777 98.60 —0.13 
108.520 108.20 —0..29 
1 Pour deux séries seulement la déviation n’était que de 20 à 25 divi- 
sions. 
